358 Adolf Basler 
Aufkleben des Apparates. 
Die grösste Schwierigkeit bereitete das Aufkleben des Apparates 
auf die zu untersuchende Hautstelle.e. Denn das Manometer soll 
nicht nur der Haut wasserdicht aufsitzen, sondern die Verbindung 
muss auch einen gewissen Druck aushalten. Ausserdem soll das 
Klebmittel die normale Beschaffenheit der Haut möglichst wenig 
ändern; vor allem soll es die Epidermis nicht zusammenziehen wie 
etwa Kollodium. Um ein möglichst gutes Verfahren ausfindig zu 
machen, wurden alle erdenkbaren Mittel probiert, jedoch mit wenigen 
Ausnahmen wieder verworfen. v. Basch, welcher einen Trichter 
aus Glas mit der engen Öffnung auf die Haut klebte und in dem 
Hohlraum die Luft komprimierte, verwendete Fischleim. Auch 
ich benützte diese Substanz, doch konnte ich mich bald davon über- 
zeugen, dass sie für meinen Apparat unbrauchbar war, weil ein Durch- 
sickern der Flüssigkeit nicht vermieden werden konnte. 
Besser bewährte sich sogenanntes deutsches Heftpflaster. 
Das bei erhöhter Temperatur verflüssigte Heftpflaster wurde auf den 
unteren Rand des ebenfalls erwärmten Rohrstückes a (Fig. 2) auf- 
gestrichen und hierauf der Apparat im warmen Zustand auf die 
Haut aufgesetzt. Das Verfahren ist aber etwas umständlich, und 
die Versuche schienen mir nicht ganz einwandfrei, weil die Haut- 
stelle, deren Kapillardruck bestimmt werden soll, vorher nicht un- 
bedeutend erwärmt wird. Zudem konnte man sich nicht einmal 
sicher darauf verlassen, dass das Manometer ganz dicht aufsass. 
Ich verliess also auch dieses Mittel und benutzte Leukoplast- 
masse, die mir in liebenswürdiger Weise von der Firma Beiers- 
dorf & Co. in Hamburg zur Verfügung gestellt wurde. Dieser 
Klebstoff, der von mir lange Zeit zur Verwendung kam, hat den 
Nachteil, dass er ziemlich lange zum Trocknen braucht. 
Als sehr empfehlenswert erwies sich Klebwachs; damit es 
am unteren Rand des Röhrchens «a (Fig. 2, S. 352) besser haftete, 
wurde in dasselbe eine kleine Rinne s (Fig. 2) eingedreht. Das 
Klebwachs muss in ziemlieh dicker Schicht aufgetragen werden. Bei 
mir und auch bei verschiedenen Studenten hielt der Apparat sowohl 
mit Leukoplastmasse wie mit Klebwachs ausgezeichnet. Aber bei 
starker Schwielenbildung, wie sie häuflg an den Händen von Arbeitern 
vorkommt, versagten beide Substanzen. Der Apparat fiel entweder 
sofort ab, oder aber während dem Versuche drang Flüssigkeit heraus, 
