Untersuchungen über den Druck in den kleinsten Blutgefässen etc. 359 
Um deshalb auch bei den Leuten aus dem Arbeiterstande, die bei 
dem zur Verfügung stehenden klinischen Material in der Regel die 
Hauptmasse bilden, Bestimmungen ausführen zu können, musste 
noch eine andere Art des Aufklebens ersonnen werden. Zu diesem 
Zwecke wurde das Rohr «@ des Apparates in einen diekwandigen 
Gummischlauch gesteckt, in den nur ein Loch geschnitten war, durch 
welches das Röhrchen 5 heraustrat. Der Gummiüberzug überragte 
den unteren Rand des Apparates, wie aus beistehender Skizze er- 
sichtlich ist, um ungefähr Y/s—1 mm. Er ist in der Fig. 6 mit £ 
bezeichnet. Der Gummischlauch lässt sich nun leicht und ziemlich 
sicher mit Kanadabalsam festkleben. Der auf diese Weise be- 
festigte Apparat hielt auch in den Fällen, 
wo alle bisher beschriebenen Mittel ver- 
saeten. Ich würde deshalb diese Methode 
als den übrigen weit überlegen empfehlen, 
wenn ich nicht gleichzeitig ein Verfahren 
gefunden hätte, das noch bessere Dienste 
tut, bei dessen Anwendung der Apparat Bios & Der Durchschnitt 
nach dem Versuche nur mit Mühe von des Gummischlauches, in 
der Haut zu trennen ist. Stellt man a a kt 
nämlich den vorragenden Gummirand des 
Apparates auf eine erhitzte Metallplatte, dann schmilzt die äusserste 
Gummischicht zu einer schmierigen, klebrigen Masse. Wird jetzt 
der Zylinder auf die Haut gesetzt, dann hält er so fest und absolut 
dicht wie mit keinem anderen Klebmittel. 
Einstich in die Haut. 
Nachdem der Teil « des Manometers auf der Haut befestigt ist, 
müssen die kleinen Gefässe angeschnitten werden. Dies geschieht 
am einfachsten mit Hilfe der Francke’schen Nadel!). Dabei muss 
natürlich vermieden werden, dass man zu tief einsticht, weil man 
dabei schon richtige Arterien eröffnen und infolgedessen einen zu 
hohen Druck bestimmen könnte. Andererseits soll aber eine möglichst 
grosse Zahl von Gefässen verletzt werden, damit die austretende 
Blutmenge nicht zu klein ist. Deshalb habe ich die Klinge des 
1) Die Beschreibung derselben bei K. Bürker, Gewinnung, qualitative und 
quantitative Bestimmung des Hämoglobins. Tigerstedt’s Handb. d. physiol. 
Meth. Bd. 2, I S. 68 (76). Leipzig 1911. 
