360 Adolf Basler: 
Apparates, wie es auch Bürker empfiehlt, breit geschliffen. Da- 
durch entsteht eine Schnittwunde von ungefähr 1 mm Länge, aus 
der im allgemeinen genügend Blut für die Bestimmung austritt. 
In der beschriebenen Weise wurde nach dem Aufsetzen des 
Manometers eine kleine Schnittwunde beigebracht; in einigen Fällen, 
wo die Blutung zu langsam erfolgte, deren zwei, manchmal sogar 
drei. Die Ausdehnung der Verletzung ändert natürlich nichts an 
dem Druck, unter dem das Blut ausströmt. Aus einer breiten 
Wunde tritt das Blut nur schneller aus als aus einer kleinen, und 
infolgedessen stellt sich das Manometer im ersten Falle schneller ein. 
Füllen des Apparates und Ausführung der Bestimmung. 
Nach eingetretener Blutung wurde der Teil « des Manometers 
mit Hilfe einer Pipette mit 0,9 °/oiger, auf 30° C. erwärmter Koch- 
salzlösung aneefüllt.e Um die Gerinnung möglichst zu verhüten, 
wurde vorher etwas Hirudin darin gelöst. Nachdem sich jedoch 
herausgestellt hatte, dass die ganze Bestimmung in kürzester Zeit 
erfolgen kann, liess ich späterhin das Hirudin weg, ohne dass irgend- 
eine nachteilige Folge zu beobachten war. Nach Abnehmen des 
Manometers blutete die Wunde jedenfalls noch. Nur bei einigen 
Versuchen, in denen unvorhergesehene Zwischenfälle eintraten, wo 
2. B. der Apparat nicht dicht aufsass und frisch angeklebt werden 
musste, wodurch sich die Bestimmung verzögerte, trat mitunter Ge- 
rinnung ein. Aber es handelte sich dabei um Versuche, Nie an und 
für sich ausgeschieden werden mussten. Zur Verhütung der Ge- 
ılnnung benützte ich lange Zeit hindurch zum Füllen des Apparates 
auch gesättigte Bittersalzlösung. 
Auf das mit Flüssigkeit bis oben gefüllte Rohrstück @ wurde 
jetzt. der übrige den Kolben tragende Teil des Apparates aufgesetzt. 
Der Zapfen e (Fig. 2, S..352) muss natürlich vorher eingefettet 
werden, damit er wasserdicht schliesst. Die Flüssigkeit wird dadurch 
zum grossen Teil verdiängt und entweicht durch die Öffnung bei c. 
Hierauf wird der Griff d umgedreht, und sofort wird durch das aus 
der Schnittwunde strömende Blut der Kolben langsam gehoben. 
Ich habe bei meinen Versuchen stets zunächst das hintere Ende des 
Hebels (bei der Kugel o, Fig. 2, S. 352) mit einem kleinen Reiter 
beschwert. Dadurch steht der lange Hebelarm nach oben, so dass 
während des Ansteigens des Kolbens keine Berührung zwischen dem 
am Kolben befestigten Plättchen » und dem Hebel »» stattfindet. 
