368 Adolf Basler: 
des Apparates entspricht. Wenn durch das Aufsetzen des Apparates. 
wirklich eine Beeinflussung des Druckes in den Hautgefässen statt- 
findet, dann ist viel eher anzunehmen, dass infolge einer venösen 
Stauung der Druck unverhältnismässig gross ist. Denn die Venen 
werden naturgemäss eher komprimiert als die Arterien. Der zweite 
Einwand, den man gegen die Methode machen kann, ist der, dass 
der Einstich vielleicht zu tief gemacht wurde, wodurch nicht nur: 
die allerkleinsten Gefässe der Haut verletzt wurden. Aber auch 
in diesem Falle würde der gefundene Druck eher zu gross als zu 
klein ausfallen. Wenn man demnach die zwei angeführten Bedenken 
als zu Recht bestehend anerkennen wollte, dann müsste man sagen: 
Der Kapillardruck ist noch kleiner, als er in den beschriebenen Ver- 
suchen gefunden wurde. 
Hat die Erwärmung der in dem Apparat enthaltenen Flüssigkeit 
einen Einfluss auf die Einstellung des Kolbens? 
Wird das Manometer mit einer Flüssigkeit gefüllt, welche etwas 
kälter ist als die Hauttemperatur, dann kann möglicherweise im 
Verlauf des Versuches eine Erwärmung der Flüssigkeit eintreten. 
Man muss also daran denken, dass der Kolben schon durch die 
Ausdehnung infolge von Erwärmung etwas gehoben wird, so dass 
die für den Kapillardruck gefundenen Werte zu gross ausfallen. 
Ein anderes Mal könnte die vor dem Versuch erwärmte Lösung sich 
in dem Manometer abkühlen; ihr Volumen würde kleiner und da- 
durch die Bestimmungen zu niedrig. | 
Die Menge der im Apparat enthaltenen Flüssigkeit, welche ihre 
Temperatur verändern könnte, lässt sich leicht berechnen. Der 
Durchmesser der unteren Öffnung des Apparates beträgt 8,0 mm, 
also der Radius 4 mm. Die Höhe des Hohlraumes, der zwischen 
der Haut und dem Zapfen e (Fig. 2 S. 352) übrig bleibt, beträgt 
> mm. Demnach misst die Bodenfläche 4? x — 16 - 3,14 = 50,24 qmm 
und der Inhalt des Hohlraumes 5 - 50,24 — 251,2 cbmm. Dazu 
kommt noch der Inhalt des Ansatzrohres b (Fig. 2 S. 350). Den 
Durchmesser seiner Lichtweite nehme ich zu 1 mm an (absichtlich 
etwas zu gross), bis zur oberen Ausflussöffnung ist es 25 mm lang. 
Sein Inhalt beläuft sich dann auf 0,5? - 25 = 19,6 ebmm. Also: 
beträgt die in dem Manometer enthaltene Flüssigkeitsmenge 
251,2 + 19,6 — 270,8 cbmm oder abgerundet 270 cebmm. 
Um für die Entstehung eines Fehlers möglichst günstige Ver- 
