Q2S ^' Littrow. 



mechanischen Einrichtung nach das gewöhnliche Positions-Mikro- 

 meter entschieden der angemessenste Apparat , wenn man fol- 

 gende Modificationen in Gebrauch und Construction eintreten 

 lässt: 



1. Die zur Messung des Positionswinkels dienende Linie kann 

 zum Behufe der Messung nicht wie sonst in den Radius gelegt, son- 

 dern muss an der betreffenden Stelle des Mondrandes mit diesem in 

 Berührung gebracht werden. Die normale Lage dieser Linie ist 

 parallel zum Äquator und mit hier völlig hinreichender Genauigkeit 

 dadurch zu bestimmen, dass man kurz vor und nach der Beobachtung 

 den Sonnenrand oder einen Sonnenfleck bei ruhig stehendem Rohre 

 längs der Linie hingehen lässt und dieselbe so lang dreht, bis das 

 Object in der ganzen Ausdehnung des Gesichtsfeldes die gleiche Ent- 

 fernung von der Linie behält. Die Lesung am Positionskreise, welche 

 dieser Stellung der Linie entspricht, wird notirt, und damit jeder 

 in dem gebräuchlichen Sinne von Nord über Ost gezählte Positions- 

 winkel unmittelbar combinirt. Durch Bemerkungen in einigen der 

 vorerwähnten Instructionen veranlasst, hebe ich ausdrücklich hervor, 

 dass es hierbei keinen wesentlichen Unterschied macht, ob das Fern- 

 rohr äquatorial montirt ist oder nicht; das Verfahren ist bei parallak- 

 tischer oder ganz einfacher horizontaler Aufstellung des Teleskopes 

 gleich anwendbar. Faye, der diesen ursprünglich von B esse 1 (Astr. 

 Nachr. XVI. Bd., S. 161) für ähnliche Zwecke gemachten Vorschlag 

 adoptirt, will durch eine Libelle die primitive Lage jener Linie 

 auf den Horizont bezogen wissen, was mir keine Verbesserung der 

 BesseTschen Idee scheint, da es das Instrument complicirt, die 

 Operation schwieriger und wohl auch ungenauer macht, endlich 

 unnützerweise den Winkel zwischen Declinations- und Verticalkreis 

 in's Spiel bringt. 



2. Der Positionskreis soll im Inneren des Rohres angebracht 

 sein , so dass man den Positionswinkel ohne Hilfe einer Lampe und 

 ohne das Auge vom Fernrohre zu entfernen, ablesen kann. Herr 

 Faye hat vollkommen Recht, sich gegen solchen inneren Positions- 

 kreis zu erklären, unter der Voraussetzung, dass man, wie bei dieser 

 Einrichtung bisher immer geschah, die Positionswinkel unmittelbar 

 auf den Mittelpunkt des Gesichtsfeldes bezogen denkt, denn damit 

 ist auch die in der Praxis so gut wie unausführbare Annahme ge- 

 macht, dass man das Centrum der Mondscheibe beständig auf jenem 



