Andeutungen über astr. Beobnchtung'en bei totalen Sonnenfinsternissen. 620 



Mittelpunkte des Gesichtsfeldes erhalte; er thut aber gewiss 

 nicht gut daran, diese Einrichtung auch dann zu verwerfen, wenn 

 man den Positionswinkel durch Tangirung der Peripherie des Mon- 

 des misst, wo von solchem beständigen Centriren weiter nicht die 

 Rede ist. 



3. Statt Fäden sollte ein dünnes, wellenloses und planparalleles 

 Glas im Brennpunkte eingesetzt werden, das durch zwei aufeinander 

 senkrechte Reihen von feinen Linien in Quadrate getheilt ist. Die 

 eine Reihe dieser Linien vertritt den in seiner normalen Stel- 

 lung zum Äquator parallelen Faden, die andere Reihe den be- 

 weglichen Faden des gewöhnlichen Positions-Mikrometers, und es 

 reicht, nachdem irgend eine Linie der ersten Reihe mit dem betref- 

 fenden Punkte der Mondscheibe in Berührung gebracht und der 

 Positionswinkel so bestimmt ist, ein einziger Blick ohne alle 

 weitere Manipulation hin, die Dimensionen der fraglichen Ob- 

 jecte nach allen Richtungen festzustellen. Ich habe mich bei der 

 totalen Sonnenfinsterniss im Jahre 1851 auf das beste überzeugt, 

 dass eine solche Glasplatte dem deutlichen Ausnehmen auch der 

 zartesten Objecte nicht den geringsten Einfrag thut, und dass man 

 die auf das Glas geritzten Linien, wenn auch so fein, dass man sie 

 mit freiem Auge kaum bemerkt, auf dem lichten Hintergrunde der 

 Corona völlig bestimmt sieht, während z. B. D'Abbadie (ß. A. 

 S. M. N. Vol. XVIII, pag. 312) die unangenehme Erfahrung machte, 

 dass ihm die Fäden verschwanden. Hauptsächlich (lessh;ilh, dann 

 aber auch wegen der grösseren Sicherheit vor zufälligen Beschä- 

 digungcFi und weil man auf Glas beliebig enge und genau äquidistante 

 Linien graviren kann, ziehe ich hier die Glasplatte dem Fadennetze 

 vor. Der in 2. bes[)rochene innere Positionskreis könnte füglich anf 

 dieser Glasscheibe angebracht werden , wo dann der Index an der 

 Fassung fest sein müsste, während, wenn der Positionskreis am 

 Rande d<'s Diaphragma etwa in einer Zähnung bestünde, die Glas- 

 platte den Index an einem beliebigen Punkte ihres Unifanges zu tragen 

 hätte. Wenn das Ocnlar die oben besprochene^ Einrichluiig eines 

 Doppeleinsatzes erhält, so wird rrinn wohl ;ini besten jeden Kins;itz 

 mit einem besonderen Positi()nskr<Ms(^ versehen. Die Messung' der 

 Dimensioiwn wird um so ^MMiauer seifi ki»nn<'n. je enger die Linien 

 gezo^'en werden. I<;h (wu^ hei (M"nem Feriirdhi«' von '.\ 7a)\\ (MViium;,' 

 mit tjOmaliger Vergrösserung eine gegenseitige Knlfeinung dec 



