030 V. Littrow. 



Linien von 0-7 Bogen, bei llmaliger Vergrösserung das Zehnfache 

 dieser Distanz ganz entsprechend, da man leicht auf das Zehntel 

 solcher Intervalle schätzt und damit hinreichend genaue Resultate 

 erhält. Man wird gut thun, diejenige Reihe von Linien, welche 

 zur Messung des Positionswinkels dienen, etwa durch einseitige 

 Abbiendung am Rande des Gesichtsfeldes kenntlich zu machen, 

 um bei allenfalls nöthigen grösseren Drehungen der Glasscheibe 

 diese Reihe von Linien nicht mit der anderen zu verwechseln, und 

 so um 90« falsche Winkel zu erhalten. Vielleicht findet man es 

 bequem, die Lamelle, mit welcher diese Abbiendung bewirkt wird, 

 mit Zähnen zu versehen , die als Zähler für die Linien des Mikro- 

 meters dienen. Nothwendiger ist solche Zählung für stärkere Ver- 

 grösserungen bei der anderen Reihe von Linien, denen dann die 

 grösseren Dimensionen zu messen zufällt. Somit wäre es für solche 

 Vergrösserungen am zweckmässigsten , diese zweite Reihe von 

 Strichen, welche ursprünglich auf den Äquator senkrecht gestellt 

 wird, abzublenden, und die erste, zum Äquator parallele, zum Unter- 

 schiede frei zu lassen. Die Glasplatte muss, wie man sieht, von 

 aussen drehbar sein, könnte also hier einen zweiten, äusseren Posi- 

 tionskreis haben, der genauer getheilt wäre, als der innere, und 

 an dem man durch Niederdrücken eines abfärbenden oder sich ein- 

 drückenden Stiftes die Lesungen am inneren Positionskreise er- 

 gänzen und controliren würde. Diesen registrirenden äusseren Kreis 

 allein und ohne den inneren anzubringen, wie Faye vorschlägt, 

 hielte ich wegen möglicher Verwechslungen der einzelnen Messungen 

 für bedenklich. 



Um die Uhrzeiten, deren möglichst häufige und genaue Notirung 

 hier von grosser Wichtigkeit ist, für die verschiedenen Wahr- 

 nehmungen zu erhalten, wird man sich vielleicht am besten eines 

 kleinen Chronographen bedienen, d. h. einer Vorrichtung, die ein 

 Rad von wenigen Zollen Durchmesser während einer kurzen Zeit 

 gleichförmig dreht , auf dessen breiter Felge ein Papierstreifen so 

 befestigt wird, dass ein darüber angebrachter Stift durch Nieder- 

 drücken Zeichen darauf macht. Die hiesige Sternwarte besitzt schon 

 seit langem einen solchen Apparat als Hilfsmittel zur Mappirung von 

 Sternen, und Airy macht jetzt einen ähnlichen Vorschlag für den hier 

 besprochenen Zweck (Ä. A. S. Monthly Notices Vol. XX, pag. 63). 

 Ich halte einen , wenn auch nur zur Noth erst an Ort und Stelle 



