über das elektrische Lurtthennometer, 



711 



Nr. 12. Dasselbe. 



L. 



III. 5" 



(2) 



10 



II. 6" 



(3) 



w 



T 



24 



71 



3-6 



0-95 



14-4 



7-7 



0-87 



2 14 



32 



13-7 



6-9 



0-99 



25-2 



13-4 



0-88 



1-94 



40 



21-9 



11-2 



0-95 



391 



21 



0-86 



1-87 



48 



32-0 



16-4 

 22-6 



0-95 



56-5 



29-8 

 39-8 



(0-89) 



1-82 



56 



0-96 



0-87 



1-76 



64 



— 



29-6 







51-9 





1-75 



Zuerst war jedes Thermometer einzeln in dem Schliessungs- 

 drath , dann beide zugleich darin. Die Columne unter to nach (2) 

 gibt den Widerstand des Draths in Th. 11, wie er durch Th. III, und 

 w nach (3) den Widerstand des Draths in Th. III , wie er durch 

 Th. II bestimmt wurde. Unter (2) sind nämlich die Zahlen verzeich- 

 net, die mit Th. KI, und unter (3) diejenigen, die mit Th. II beob- 

 achtet wurden, wenn die Dräthe (2) und (3) zugleich in den Schlies- 

 sungsbogen eingefügt waren. Die letzte Columne unter T zeigt das 

 Verhältniss an, um wie viel Mal die Zahlen unter (3) grösser als die 

 unter (2), d. h. wie vielmal die Angaben in Th. II grösser als die in 

 Th. III sind. Sind schon diese Verhältnisszahlen, die regelmässig ab- 

 nehmen, durch ihre grossen Differenzen auffallend, so ist es sicher 

 noch viel sonderbarer, dass der Widerstand der beiden gleich langen 

 und aus demselben Stück genommenen Dräthe so sehr von einander 

 abweicht. Denn dass dies nur durch den ungleichen Gang der Er- 

 wärmungen in beiden Instrumenten bewirkt wird, lehrt die folgende 

 Reihe, in der der Widerstand beider Dräthe in demselben Schlies- 

 sungsbogen und mit derselben Batterie durch Th. I bestimmt wurde. 



Nr. 13. Widerstand von (2) und (3) durch Th. I. 



L. 



I. 8" 



(2) 



(3) 



w 



24 



7-2 



3-8 



3-8 



0-89 



32 



11-9 



6-4 



6-4 



0-86 



40 



17-6 



9-7 



9-7 



0-82 



48 



23-2 



13-2 



13-2 



76 





0-83 



