über das elektrische Luftthermometer. 



713 



fach aus dem Gefäss und aus dem Behälter gezogen wurde. Hierauf 

 wurde abermals eine Vergleichung dei- drei Thermometer angestellt 

 und zwar, wie dies von hier ab immer der Fall war, mit Spiritus- 

 säulen von 8 Zoll Länge; n betrug 0*106. 



Nr. 16. Th. I und Th. II. 



L. 



I. 



(2) 



w 



II. 



(3) 



10 



T 



24 

 32 



40 



48 



7-7 

 i21 

 17-6 

 23-3 



6-5 



9-4 



131 



170 

 20-5 



0-86 

 0-87 

 0-78 



130 

 22-6 



33-8 

 46-9 



131 

 19-9 



28-2 



36-9 

 46-9 



0-72 

 0-68 

 0-65 



2-02 

 212 

 215 



SB 

 64 



0-84 



0-68 



217 



2-29 





215 



Die Bezeichnungen der Columnen sind wie in Nr. 11 und 12. 

 Dass der ebenfalls 17 Zoll lange und 0-081 Linien starke Drath in 

 Th. I nur einen Widerstand = 0*68 leistet, zeigt, dass das käufliche 

 Platin sehr ungleich sein kann; die Dräthe sind aus verschiedenen 

 Handlungen bezogen. Aus dem geringen Widerstände des Draths (1) 

 ist es auch erklärlich , wesshalb der durch Th. I bestimmte Wider- 

 stand des Draths (2) = 0*84 ist, da er nach dem Gange der Er- 

 wärmungen kleiner sein müsste, als wenn er durch Th. II bestimmt 

 wird. 



Nr. 17. Th. m und Th. IL 



L. 



III. 



(2) 



«ö 



(3) 



T 



24 



91 











32 



161 



8-5 



0-89 



12-4 



1-46 



40 



25-0 



13-5 



0-85 



18-8 



1-39 



48 



351 



18-8 

 251 



0-87 



26-5 

 35-0 



141 



56 



0-87 



1-39 



64 





32-4 





44-2 



1-36 

 1-40 



Die Beobachtung mit Th. II allein war hier unterlassen ; die 

 Zahlen unter (3) sind aber wie in Nr. 11 mit diesem Instrumente 

 erhalten , als beide Thermometer zugleich im Schliessungsdrath 



