über das elektrische Luftthermometer. 



731 



Nr. 44. Platindrath Nr. S 27 Zoll. 



L. 



III. 



(2) 



w 



II. 



(3) 



w' 



T 



24 

 32 



40 



48 



7-9 

 141 

 21-3 

 29-9 



4-7 



8-3 



12-7 



18-0 



23-9 

 30-3 



0-68 

 0-69 

 0-68 

 0-66 



12-6 

 22-3 

 33-7 



47-2 



6-3 

 11-1 

 17-0 

 24-2 



31-8 

 40-7 



1-00 

 101 

 0-98 

 0-95 



1-34 

 1-34 

 1-34 

 1-34 



d6 

 64 



0-68 



0-98 



1-33 

 1-34 





1-34 



Tio' = 1108. 

 Nr. 45. Älterer Platindrath 27 Zoll. 



L. 



III. 



(2) 



10 



IL 



(3) 



w' 



T 



24 

 32 



40 



48 



10-4 

 18-4 



28-1 

 391 



7-0 

 12-3 

 19-3 



26-8 



35-1 

 4.^1 



0-49 

 0-49 

 0-46 

 0-42 



12-4 

 21-9 

 32-9 

 45-S 



5-0 



8-7 

 13-3 



18-7 



24-8 

 31-2 



1-48 

 1-S2 

 1-47 

 1-44 



0-71 

 0-71 

 0-69 

 0-70 



56 

 64 



0-47 



1-48 



0-71 

 0-69 





0-70 



Tio' = 0-875. 



Unter älterm Platindrath ist wie früher der in Th. II enthaltene 

 Drath verstanden, dessen Widerstand relativ ^/^m^\ grösser als der 

 der anderen Dräthe ist. 



Nr. 46. Platindrath Nr. 3 27 Zoll. 



L. 



III. 



(2) 



w 



II. 



(3) 



w' 



T 



24 

 32 



40 

 48 



5-4 



9-9 



15-3 



21-4 



2-7 



4-8 



7-3 



10-5 



14-0 



17-7 



1-00 

 107 

 1-09 

 1-04 



12-5 

 221 



33-4 

 46-5 



7-9 

 13-7 

 20-9 

 29-3 



38-5 



48-0 



0-57 

 0-61 

 0-60 

 0-58 



2-92 



2-85 

 2-60 

 2-79 



56 

 64 



1-05 



0-59 



2-75 

 2 71 





2-77 



Tw' = 1-380. 



