über das elektrische Luflüiermometer 



751 



Nr. der 

 Beob. 



Drath 



Nr. 



Durch- 

 messer 



Quer- 

 schnitt 



V' 

 inKub. L, 



T 

 beobachtet 



beobachtet 



Tw' 

 beobachtet 



Tw' 

 ber. 



59.74 

 60.73 

 61.72 

 62.71 

 63.70 

 64.69 

 65.68 

 66.67 

 57.58 



4 

 3 

 2 

 1 



Hia- Sorte 



7 



01065 

 0-1216 

 0-1362 

 0-1480 

 0-1700 

 0-1919 

 0-2119 

 0-2312 

 0-1114 



0-00891 

 0-01161 

 0- 01458 

 01721 

 0-02271 

 0-02891 

 0-03528 

 0- 04199 

 0-00972 



094 

 941 

 973 



772 

 534 

 774 

 131 

 721 

 648 



1-38 1-40 

 1-61 1-65 

 2-08 2-16 

 2-58 2-59 

 3-40 3-14 

 4-54 4-75 

 6-21 5-94 

 7-69 7-18 

 1-44 1-45 



1-31 1-33 

 1-25 1-24 

 1-09 1-13 

 103 1-03 

 1-01 1-06 

 0-85 0-87 

 0-77 0-80 

 0-73 0-73 

 1-33 1-34 



1-81 1-87 

 2-01 205 

 2 27 2-44 

 2 66 2-67 

 3-43 3-32 

 3-89 4 15 

 4 79 4-75 

 5-60 5-24 

 1-91 1-94 



1-78 

 2-08 

 2-41 

 2-70 

 3-31 

 4-04 

 4-71 

 5-46 

 1-87 



Auch Stahldrath Nr. VI von 40 Zoll Länge stimmt mit den 

 gefundenen Werthen von x und E noch ziemlich überein; die Beob- 

 achtung (Nr. 56) gibt T^^' = 3-93, die Rechnung =3-62. — 

 Beachtet man , wie genau auch hier bei diesen Stahldräthen die 

 Rechnung mit den Beobachtungen übereinstimmt, so wird man sicher 

 zu der Überzeugung gelangen, dass die beobachteten Widerstände 

 nicht falsch sein können, dass sich also wirklich beim Eisendrath 

 der Widerstand nicht umgekehrt proportional zum Querschnitt ver- 

 hält und überdies nach Angabe der Beobachtungen schwächere 

 Ströme mehr alz stärkere gehemmt werden. Wir kennen zwar die 

 Art des elektrischen und des galvanischen Stroms noch viel zu wenig, 

 um schon jetzt angeben zu können, aus welchem Grunde diese beiden 

 Strortiarten so verschieden auf Eisen wirken, allein die Thatsache 

 an sich selbst ist wichtig genug, um Beachtung zu verdienen. 



Wir haben hierauf das gegenseitige Verhältniss von ß in den 

 verschiedenen Thermometern und zwar bei ;?== 0* 106 zu berechnen. 

 Die Vergleichung zweier Thermometer gibt zufolge der Gleichung 

 (5) , wenn überall Platindräthe der altern Sorte eingezogen sind. 



.51 



ßw 



n + m' 



Kl + O 



V'Cga' -f v'cy 



^' 



ß'w' 



n -\~ m 



•*'(! + *) • 



VCgo. ^-^cy 



In Th. II ist IV = 0-632, F= 0-814, VCg = 0-527, vc^ == 

 6-295, dagegen in Th. I iv =0-462 (nämlich von 11" 4'" Drath, 



50'^ 



