752 Knochenhauer. 



wovon ir einen Widerstand = • 69 leisten) , V = 0'10\, VCg = 

 0-454, v'cy = 20-409, also erhält man 



Th. II. _ ß 0-632 0-117 0-965X'4'06 0-454«' + 20-409^ 



Th. I. ^ '^~F' 0-462 * 0-116 ' 3-06X1-965* 0527« + 6-295 



Setzt man a' == « = 1 *28, so ist T = 2*72 — , dagegen = 



2-58 — -, wenn man a = 1*28 und a = 2*0 annimmt. Der 



ß' 2-72 

 Versuch gibt nach Nr. I T= 2-17, also^ = — -= l-25oder== 



= 1-19, d.h. ein Thermometer mit grösserem Behälter liefert 



i' 17 



relativ grössere Angaben, weil offenbar der Wärmeverlust durch 

 Mittheilung an die Glaswand geringer ist. 



Th. III hatte zuerst einen wirksamen Drath von 13" 8'" Länge, 

 dessen Widerstand w' = 0-656 ist; substituirt man ferner V == 

 0-845 und v'cy == 9*084, so erhält man 



Th. II _ ß 0-632 0-123 0-965X1*900 0-547«' + 9-084 



Th. III ~ ~ 7^' 0-656' 0H6* 0-900 X 1-965* 0-527« -j- 6-295 



Für a' = « == 1-28 ist T=l-49 |-, dagegen für a = l-28und 



a = 20 r= 1-41 -^. Der Versuch Nr. 17 liefert T -= 1-40, 



ß' P' 



also ist — = 1-06 oder 1-01. Der Einfluss des weitern Behälters an 



r 



Th. III zeigt sich hier weniger, weil die Enden des Draths sehr nahe 

 vom Glas umschlossen werden (s. diesen störenden Einfluss unter 

 Nr. 77). Als daher später der Drath eine Länge von nur 12 -7 Zoll hatte, 

 wo w' = 0*610 und VCg == 0-509 war, so gaben die Versuche 

 unter Nr. 28 und 29 T ebenfalls = 1-40, wogegen die Berechnung 



auf r= 1*60 I- führt, wenn a = a = 1-28 und auf 7=1-52 

 ß ^ ß' 



— , wenn a' = 1 • 28 und a = 2 • gesetzt wird; hieraus folgt ^ = 



1'60 ^ ,, , ß' 1-52 , ^ 



-—.=1.14 oder ^ = = 1-08. 



1-40 ß 1-40 



In Th.IV war 2ü' = 0-740, VCg = 0-617 und ^'07 = 9- 017 



also 



Th. IV ^ y _^ ß' 0-740 0-116 2-78X1*965 0-527« + 6-295 

 Th. II ~~ ~ ß ' 0-632 ' 0-113 * 0-965 X 3-78 ' 0-617«' + 9-017 * 



