^^J^ Knochenhauer. 



drälhe zeigen deutlich, dass der angeführte Grund richtig ist, weil 

 bei ihren a kleiner und demgemäss für E auch ein kleinerer Werth 

 1 • 277 berechnet wurde. 



Nach diesen Vorbereitungen können wir die einzelnen Punkte 

 näher besprechen, welche auf die Empfindlichkeit des Thermometers 

 Einfluss haben und demnach bei der Construction desselben in Be- 

 tracht kommen. 



1. Ändert man in demselben Thermometer nur den Platindrath 

 und zwar so, dass, während w in tv' übergeht, doch Funverändert 

 bleibt, d. h. nimmt man statt eines stärkern Draths einen feinern und 

 längern, so stellen sich nach (4) die Angaben des Instruments auf 



^' _ ß' w' 



t ß' 



fallen also , wenn anders nicht durch stärkern Wärmeverlus — - 



P 

 unter 1 kommt, proportional zu den Widerständen aus. — Allein 



man täusche sich nicht beider Anwendung dieses Resultats. Gebraucht 

 man nämlich das Instrument in einem Schliessungsbogen , dessen 

 Widerstand verglichen mit dem des Platindraths gering ist, wo also 

 der gesammte Widerstand nahe = tv oder w' ist, so wird der Strom 

 auch proportional zu iv und w' gehemmt und die Angaben bleiben in 

 beiden Fällen unverändert. Dazu kommt, dass in vielen Fällen, z. B. 

 bei Bestimmung des Widerstandes anderer Dräthe es keineswegs vor- 

 theilhaft ist, den Widerstand im constanten Theil der Leitung zu 

 sehr zu erhöhen. Für gewöhnlich dürfte der Widerstand des Draths, 

 welchen ich in Th. II habe, etwa der Art sein , dass man das Instru- 

 ment in den meisten vorkommenden Fällen zweckmässig gebrauchen 

 kann, und man würde nur dann, wenn die Versuche einen sehr grossen 

 Widerstand in den Schliessungsbogen bleibend einführen, den Wider- 

 stand des Platindraths mit Vortheil vergrössern. — Meine Thermo- 

 meter würden freilich etwas grössere Zahlen liefern, wenn der 

 Drath nicht bis nach aussen zu den Quecksilbernäpfen geführt, sondern 

 ganz im Behälter enthalten wäre, wobei dann stärkere Kupferstäbe 

 die Verbindung nach aussen vermittelten; allein die Rücksicht, das 

 Instrument durch einen gleichen Drath sicher zu ersetzen, was 

 namentlich bei der Stromtheilung von Wichtigkeit ist, hat mich bis- 

 her von einer Änderung abgehalten. 



