Übei- das elektrische Luftthermometer. 



759 



demnach, als würde die Empfindlichkeit mancher Thermometer doch 

 wohl zu sehr gerühmt. 



Es hlieb jetzt allein noch übrig, durch directe Versuche zu 

 entscheiden, wie sich bei einem Behälter von etwa 10000 Kubik- 

 linien Volumen der Wärmeverlust an die Glaswand herausstellt. Das 

 zu diesem Behufe angefertigte Tb. V hat einen Cylinder von 6" 1'" 

 Länge bei einer lichten Weite von 13™9; der Ansatz bis zur Röhre 

 beträgt 134 Kubiklinien, so dass v = 11200 ist. Die Röhre selbst 

 scheint etwas, doch nur wenig weiter zu sein, als die an Th. II, 

 dasGefäss hat einen äussern Durchmesser von 13- S Linien. Zwischen 

 die Klemmen der nach innen 1 Zoll vorspringenden Messingstäbe 

 wurden 17 Zoll vom altern Platindrath zur Spirale gewickelt ausge- 

 spannt und so der Vergleich mit Th. II angestellt. Reide Instrumente 

 standen hierbei um n =0*106 geneigt und hatten Spiritussäulen 

 von 8" Länge. Die Temperatur war 13<> C. , der Barometerstand 

 26" 10'"5 und die Luft nicht völlig ruhig. 



Nr. 78. Th. V. und Th. II. 



L. 



V 



(2) 



to 



IL 



(^) 



w 





24 

 32 



40 



48 



16-8 



28-0 

 40-8 

 57-0 



9-7 

 16-4 

 24-0 

 32-4 



42-8 

 54-0 



0-73 

 0-72 

 0-70 

 0-76 



12-6 

 21-2 

 31-9 

 43-0 



6-9 

 11-9 

 17-7 

 24 1 



31-4 

 39-5 



0-82 

 0-78 

 0-80 

 0-79 



141 

 1-38 

 1-36 

 1-34 



56 

 64 



73 



0-80 



1-36 

 1-37 





i-37 



Th. V stimmt im ganzen Gange der Erwärmungen ziemlich 

 genau mit Th. II überein, daher ist es auffallend, dass der Wider- 

 stand von (2) auf 0-73 herabgeht. Wenn auch (3) durch Th. II 

 bestimmt einen Widerstand von nur 0*80 statt 0*82 leistet, so 

 liegt dies in der niedrigen Temperatur des Locals, welche alle 

 Zahlen, vornehmlich die grossem, etwas erniedrigt. Der freie Drath 

 in Th. II hat einen Widerstand = 0-632 und der ebenfalls freie in 

 Th. V den vollen Widerstand = 0-82; wäre also der letztere Drath 

 in Th. II ausgespannt gewesen, doch so, dass die Röhre mit dem 

 weitern Gefäss an Th. V versehen worden wäre, so hätte sich T auf 



