8 WILHELM WEBER, 
dem Multiplicator des Galvanometers verbunden. Der als Galvanometernadel 
dienende Magnet war sehr stark, aber nur 28 Millimeter lang: er war zu 
feinerer Beobachtung mit Spiegel versehen und mit einem starken Dämpfer 
umgeben. Die magnetometrische Beobachtung der Nadel mit Fernrohr, Spiegel 
und Skala, in Verbindung mit der Stärke des Multiplicators und mit einem gün- 
stigen Verhältniss seines Widerstandes zu dem des Inductors ; gab dem Instru- 
mente einen hohen Grad von Empfindlichkeit, die auf folgende Weise noch 
vermehrt wurde. Die Schwingungsdauer der Nadel betrug nämlich bei unge- 
schwächter erdmagnetischer Directionskraſt 9 Secunden; bei den folgenden 
Versuchen wurde aber die Einrichtung getroffen, dass die erdmagnetische Di- 
reclionskraft durch einen aus der Ferne auf die Nadel wirkenden Magnet ge- 
schwächt wurde, so dass die Schwingungsdauer der Nadel auf 19 Secunden 
stieg, wodurch die Empfindlichkeit nach dem Verhältniss der Quadrate 92: 192 
vergrössert wurde. | 
Es wurden nun hiemit zwei Beobachtungsreihen ausgeführt, wobei der 
Inductor immer senkrecht stand, bald aber das eine, bald das andere Ende 
seiner Axe nach oben gekehrt, indem er jedesmal in dem Augenblicke, wo 
die schwingende Galvanometernadel den magnetischen Meridian passirte, um- 
 gekehrt wurde. Vor und nach jeder Umkehrung wurde die Elongation der 
schwingenden Nadel beobachtet. In der ersten Beobachtungsreihe war es der 
Inductor allein, mit dem diese Versuche gemacht wurden ; in der zweiten 
waren es der Inductor nebst dem in der Mitte befestigten Magnetstab Nr. I 
(153,4 Millimeter lang und 12,6 Millimeter dick ; dessen Masse — 151360 
Milligramm war), die beide nur zusammen bewegt und umgedreht werden 
konnten. In der ersten Columne der folgenden Tafel sind die Inductionsstósse 
(Umkehrungen des Inductors) gezählt; in der zweiten Columne ist der Stand 
der Nadel bei ihrer jedem Inductionsstosse zunächst vorausgegangenen und 
zunächst nachgefolgten grössten Elongation bemerkt; in der dritten Columne 
ist der für die Zeit der grössten Elongation geltende Ruhestand der Nadel, 
mit Zuziehung der vorausgegangenen und nachgefolgten grössten Elongation 
und mit Rücksicht auf den Einfluss der Dämpfung berechnet, angegeben wor- 
den; endlich ist in der vierten Columne die jeder grössten Elongation ent- 
sprechende Ablenkung der Nadel von ihrem Ruhestande beigefügt. 
