COMPONENTEN DER .ERDMAGNETISCHEN KRAFT IN GÖTTINGEN. 33 
für 1837“ beschriebenen Bifilarmagnetometer gebraueht hat, welches jetzt in 
dem Local des physikalischen ‚Instituts aufgestellt sich befindet. und mit dem 
hier die Intensitäts- Variationen an den magnetischen Terminen beobachtet 
werden. 
Die Hole der 8 des Bifilarmagnetometers is en um 
dem Abstande der beiden Aufhängungsdrähte eine angemessene Grösse zu 
geben, was nur bei einer beträchtlichen Länge der Aufhängungsdrähte möglich 
ist, und dabei noch hinreichenden Raum unter dem Bifilarmagnetometer für 
die Hülfsnadel und zu deren bequemer Beobachtung- frei zu behalten. In 
dem physikalischen Institute war zu diesem Zwecke durch die Durchbrechung 
zweier Fussbóden eine Aufhängungshöhe von 35 Fuss gewonnen worden, 
Die Hülfsnadel selbst ist ein zweites Unifilarmagnelomeler, mit Spiegel 
versehen und wird ebenso mit Fernrohr und Skale beobachtet. Rechnet man 
diese Hülfsnadel hinzu, so ergiebt sich, dass man dann im Allgemeinen zur 
Beobachtung der Variationen des horizontalen Erdmagnetismus, d.i. zur Beob- 
achtung der Variationen der Declination und horizontalen Intensität, zusammen 
dggi Magnetometer gebraucht, wovon das erste (Unifilarmagnetometer I.) das 
normale heissen kann, weil seine Nadel sich im magnetischen Meridiane be- 
findet; das zweite (Bifilarmagnetometer) das transversale heissen kann, weil 
seine Nadel senkrecht gegen den Meridian steht; das dritte (‚Unifilarmagneto- 
meter II.) das diagonale heissen kann, weil seine Nadel den Winkel der 
beiden erstern Nadeln halbirt. Es ist interessant, das Verhältniss dieser 3 
Magnetometer näher zu betrachten. 
Nämlich erstens das normale Unifilarmagnetometer ändert seinen Stand 
nur mit der Declination; zweitens das transversale Bifilarmagnetometer ändert 
seinen Stand (wenn seine Suspension und sein Magnetismus constant bleiben) 
nur mit der Intensität; drittens das diagonale Unifilarmagnetometer würde 
(wenn die Richtung und Grösse der von der Nadel des Bifilarmagnetometers 
ausgeübten Kraft constant blieben) seinen Stand mit der Declination und In- 
tensität zugleich ändern und zwar so, dass seine Änderung der halben Summe 
der Änderungen der beiden ersteren Nadeln gleich wäre. Da aber die Rich- 
tung der von der Nadel des Biößlarmagnetometers ausgeübten Kraft: nicht con- 
stant bleibt, sondern sich mit dem Stande dieser Nadel ändert; 80 ergiebt 
. Mathem. Classe. VI. E 
