34 WILHELM WEBER, 
sich, dass dadurch der von der Intensität abhängige Theil der Standänderung 
des diagonalen Unifilarmagnetometers aufgehoben wird und dass folglich letz- 
teres seinen Stand, gleich dem normalen Unifilarmagnetometer, blos mit der 
Declination ändert, und dass diese Änderung für das erstere immer halb so 
viel wie für das letztere beträgt: also wenn æ die Declinationsänderung be- 
zeichnet, so ist die Standänderung des diagonalen Unifilarmagnetometers G, 
S — Jas 
Die Standänderung des transversalen Bifilarmagnetometers giebt aber 
dann (wenn nämlich der Magnetismus seiner Nadel constant bleibt) bei einer 
normalen Torsion der Aufhängungsdrähte um 450 die Änderung der horizon- 
talen Intensität in Theilen der ganzen horizontalen Intensität ausgedrückt, 
also wenn 7 jene Standänderung, in Theilen des Halbmessers ausgedrückt, 
bezeichnet: 
3 
Bleibt aber der Magnetismus der Nadel des transversalen Bifilarmagne- 
tometers nicht constant, so giebt sich jede Anderung desselben dadurch Lu 
erkennen, dass 
Gcr 2 T Cin 
ist, -— die Differenz G — ia selbst drückt dann den x von der Änderung des 
St tismus herrührenden Theil der Standánderung des transversalen Bifilar- 
aus, den man von der ganzen Standánderung y nur abzuziehen 
braucht, um die Änderung der Intensität des horizontalen wege 
in Theilen dieser Intensität ausgedrückt zu u nämlich: 
1 i) = . F: 
Es ist hiebei aber vorausgesetzt worden, dass die statischen Elemente 
der Magnetometer constant seien. Nun ist bekannt, dass diese Elemente in 
Folge der Ausdehnung der Metalle durch die Temperatur Änderungen erleiden, 
wenn auch nur kleine. Es ist aber interessant und für die praktische Aus- 
führung wichtig, dass die Metalle, deren Temperaturänderungen auf jene 
Elemente Einfluss haben (die Metalle der Aufhängungsdrähte und der Stege, 
durch welche der Abstand der Aufhängungsdrähte von einander bestimmt wird), 
