38 WILHELM WEBER, 
Statt die Aufhängungsdrähte oben über eine Messingrolle gehen zu lassen und 
unten durch einen Zinksteg zu verbinden, kann man sie auch oben über eine 
Zinkrolle gehen lassen und unten durch einen Messingsteg verbinden, ohne 
dass die Gleichungen (9) und (10) ihre Geltung verlören; es findet aber 
zwischen diesen beiden Fällen ein erheblicher Unterschied statt, wenn die 
Temperaturänderungen an den beiden Enden verschieden sind. Verhält sich 
nämlich die Temperaturänderung unten und oben wie 
und nimmt man als mittlere Temperaturünderung der Aufhängungsdrähte das 
arithmetische Mittel von beiden an; so findet man 
im ersteren Falle d = y — (6 — ia) + ike — 
＋ ( — $a) + @+ 10 
im letzteren Falle à = y — (E — 4a) + ke 
te +) (Ee : 
d.i die wegen Ungleichheit der Temperatur an beiden Enden erforderliche 
Correction der Beobachtungen des horizontalen Erdmagnetismus beträgt in dem 
letzteren Falle doppelt so viel wie in dem ersteren und es verdient deshalb 
die erstere Einrichtung den Vorzug. Beträgt die Temperaturdifferenz an bei- 
den Enden 19 cent.; so ergiebt sich nach der ersteren Einrichtung eine Cor- 
rection, welche noch nicht den 200000sten Theil der ganzen Intensität er- 
reicht, also so klein ist, dass sie füglich ganz unberücksichtigt bleiben kann. 
Es móge hier noch zum Schlusse eine kurze Beschreibung der Einrich- 
tung selbst nebst der Regulirung, so wie ein "ke von den damit gemachten 
Beobachtungen gegeben werden. 
1. Beschreibung der mit dem Bifilarmagnetometer in Góttingen 
verbundenen Hülfsnadel. 
Das Bifilarmagnetometer, mit welchem die Hülfsnadel in Göttingen ver- 
bunden worden ist, findet man in den ;Resultaten im Jahre 1840« genau 
beschrieben und abgebildet und es brauchen daher hier nur folgende kleine 
Abünderungen bemerkt zu werden, welche der damit zu verbindenden Hülfs- 
nadel wegen daran vorgenommen wurden. 
Erstens wurde der Eisendraht ; welcher zur Aufhängung des Bifilar- 
magnetometers diente, an der Decke statt über zwei kleine Rollen, welche 
