COMPONENTEN DER ERDMAGNETISCHEN KRAFT IN GÖTTINGEN. 39 
gegen einander verschoben und in schicklicher Entfernung fixirt werden konn- 
len, über eine einzige grosse und starke von Messing gegossene und genau 
abgedrehete Rolle geführt, durch welche die beiden herabhängenden Draht- 
enden in schicklicher Entfernung von einander gehalten werden. Diese Ent- 
fernung lässt sich allerdings nun gar nicht mehr verändern, was aber auch 
nicht nóthig ist, weil sich kleine Correctionen der statischen Directionskraft 
durch die Entfernung der Drähte unten am Schiffehen bewirken lassen; denn 
die beiden Drähte brauchen bekanntlich nicht genau parallel zu sein. Durch 
Leitung über eine so grosse Rolle erhält der Draht keine bleibende Krümmung 
und es findet eine vollkommene Ausgleichung der Spannung auf beiden Seiten 
immer statt. Der Abstand der beiden Aufhängungsdrähte an ihrem oberen 
Ende wird dadurch von der Temperatur- Ausdehnung des Messings abhängig 
gemacht. Diese Messingrolle ist mit einer langen und starken zwischen zwei 
festen Spitzen drehbaren Axe versehen. 
Zweitens wurde unten am Schiffehen das messingene Verbindungsstück 
der beiden Aufhängungsdrähte mit einem von Zink vertauscht, wodurch der 
Abstand der beiden Aufhängungsdrähte an ihrem unteren Ende von der Tem- 
peratur- Ausdehnung des Zinks abhängig gemacht wurde. 
Drittens wurde auf der untern Seite des Schiffchens die Spe den der 
Hülfsnadel angebracht, welche so eingerichtet war, dass sie eine feine He- 
bung, eine messbare Drehung (mittelst Torsionskreises) und Fixirung des 
- feinen Eisendrahts gestattete, an welchem die Hülfsnadel hing: die feine 
Hebung diente zur Regulirung des Abstands der Hülfsnadel von dem Bifilar- 
magnetometer, der Torsionskreis zur Einstellung des Nullpunkts der Torsion. 
Die Nadel des Bifilarmagnetometers hing etwa 1700 Millimeter über dem 
Fussboden, 1200 Millimeter (welches etwa die Entfernung war, in welcher 
die Nadel des Bifilarmagnetometers eine gleich grosse Directionskraft ausübte 
wie der Erdmagnetismus) darunter hing die Hülfsnadel. Der Spiegel des 
Bifilarmagnetometers war 1900 Millimeter, der Spiegel der Hülfsnadel war 
400 Millimeter über dem Fussboden. In einer horizontalen Entfernung von 
5000 Millimeter von der Verticale der beiden Spiegel stand ein steinernes 
Postament von 1150 Millimeter Höhe. Die beiden Spiegel wurden durch eine 
an jeder Spiegelfassung angebrachte Schraube so gegeneinander geneigt, dass 
