40 A30711 WILHELM WEBER, 
ihre Normalen im obern Rande des Postaments sich schnitten. Auf dem Po- 
stamente wurden die beiden Ablesungsfernróhre neben einander fest aufgestellt, 
das eine auf den obern, das andere auf den untern Spiegel gerichtet, und es 
wurden mit diesen beiden  Ablesungsfernróhren die Spiegelbilder einer und 
derselben Skale beobachtet, welche am Postamente eben so weit unter dem 
obern Rande befestigt war, als die Fernröhre über diesem Rande. Die 
Hülfsnadel war 100 Millimeter lang und 12 Millimeter dick und der „daran 
befestigte Spiegel war um einen verticalen Zapfen fein drehbar. Beide Nadeln 
waren mit n "— 3 | l 
2. n der Hülfsnadel. 
In dem „Resultaten im Jahre 1840« sind von Gauss die Vorschriften 
zur Besti v der Constanten des Bifilarmagnetometers und die Regeln ent- 
wickelt nonien, das Instrument so Sandee dass es für die Beobachtungen 
der Intensitäls- Variationen geeignet ist. Diese Vorschriften bleiben unver- 
ändert auch wenn das  Bifilarmagnetometer mit einer Hülfsnadel verbunden 
wird. Nur ist darauf zu sehen, dass zwischen der statischen und magnetischen 
— Directionskraft das Verhältniss von v2 : 1 nahe hergestellt werde. Auch ist 
wührend der Zeit, wo die Beobachtungen zur Bestimmung der Constanten des 
Bifilarmagnetometers ausgeführt werden, die Hülfsnadel zu enifernen und mit 
einer. Fe ser von gleichem Gewichte zu vertauschen. Darauf wird. das 
ter transversal eingestellt und die Hülfsnadel daran aufge- 
e Um dann aber diese letztere Nadel für sich allein beobachten zu 
können, ohne dass die Nadel des Bifilarmagnetometers Einfluss darauf habe, 
wird die letztere entfernt und stalt ihrer ein Bleistab in das Schiffchen ein- 
gelegt und in derselben transversalen Lage, welche die Nadel vorher hatte, 
festgestellt, was sich durch die Beobachtung des Skalenbilds im- Spiegel des 
Biflarmagnelomelers genau prüfen lässt. Die ‚Hülfsnadel wird sich alsdann 
in den hen Meridian einstellen, wenn der Draht an dem sie hängt, 
keine — hekali Wäre eine Torsion des Drahts vorhanden; so lässt sich 
dieselbe mit Hülfe eines Torsionsstabs leicht erkennen und beseitigen. Dabei 
lässt sich auch der Torsionseoefficient, d. i. dus Verhältniss der Directionskraft 
des Drahts zu der des: eee. bestimmen. Es wird sodann ein 
