COMPONENTEN DER ERDMAGNETISCHEN KRAFT IN GÖTTINGEN. 41 
Hülfsfernrohr so aufgestellt, dass seine nach dem Spiegel der Hülfsnadel ge- 
richtete optische Axe und die vom Spiegel zum Nullpunkt der Skale gezo- 
gene Gerade mit der Spiegelnormale in einer und derselben Ebene liegen 
und gleiche Winkel bilden würden, wenn der Spiegel aus derjenigen Stel- 
lung, bei welcher im Ablesungsfernrohr der Nullpunkt der Skale einstand, 
450 um eine verticale Axe gedreht worden wäre *). Der Spiegel wird 
hierauf wirklich um seinen verticalen Zapfen solange gedreht, bis in dem 
Hülfsfernrohre der Nullpunkt der Skale erscheint, die Hälfsnadel wird aber 
wührend dieser Drehung ihres Spiegels unverrückt im magnetischen Meridiane 
| festgehalten. 
Nachdem auf diese Weise die Torsion des Drahts aufgehoben, der 
Torsionscoefficient gemessen und die Stellung des Spiegels regulirt worden 
ist, wird nun endlich die Nadel des Bifilarmagnetometers wieder in ihr 
Schiffchen eingelegt, und weil alsdann die Hülfsnadel um 450 vom magneti- 
schen Meridian abgelenkt werden soll, wird sogleich der Torsionskreis der 
Hülfsnadel im voraus nach dieser Richtung um 450 gedreht, damit der Draht 
durch die mit der Ablenkung, der Hülfsnadel vom magnetischen Meridiane 
verknüpften Drehung keine Torsion Greg b er man sodann beide 
Nadeln mit den zugehörigen Ables en, so wird man noch eine 
che Differenz ihres Stunk von Nullpunkt finden, weil nämlich das 
Bifilarmagnetometer durch den Einfluss der hinzugekommenen Hülfsnadel ab- 
gelenkt wird und weil der Abstand der Hülfsnadel von dem Bifilarmagneto- 
meter noch nicht regulirt ist. Aus der am Bifilarmagnetometer beobachteten 
Differenz und der gegebenen Lage der Hülfsnadel kann aber die von der 
Hülfsnadel hervorgebrachte Änderung sowohl der Richtung als auch der Grösse 
der statischen Directionskraft bestimmt und erstere durch eine Correction der 
*) Bezeichnet & den Winkel, welchen 1 Normale des Spiegels, und y den Winkel, 
welchen die vom Spiégel zum Nullpunkt der Skale gezogene Gerade mit der 
Horizontalebene bildet, so ist der Winkel, welchen die optische Axe des Hülfs- 
fernrohrs mit der Horizontalebene bildet, = arc sin (sin 2g cosy y 4— cos 28 sin y), 
der Winkel, welchen die Yertiesiebene des Hülfsfernrohrs mit der Verticalebene 
der vom Spiegel zum Nullpunkt der Skale gezogenen Geraden bildet, 
sin 28 tang y V 2 + cos 28 +1 
sin 28 tang y y 2 + cos 28 — V 
F 
= arc tang 
Mathem. Classe. VI. 
