42 WILHELM WEBER, 
Schiffehen- Alhidade, letztere durch eine Correction des Abstands der Auf- 
hüngungsdrähte am Bifilarmagnetometer berichtigt werden. Nachdem dies 
geschehen ist, wird auch die Entfernung der Hülfsnadel vom Bifilarmagneto- 
meter so regulirt, dass das Ablesungsfernrohr der Hülfsnadel auf den Null- 
punkt der Skale einsteht. 
Der Werth der Skalentheile, welcher nach bekannten Regeln berechnet 
wird, wenn die Spiegelnormale horizontal ist, bedarf bei der erwähnten 
Neigung der Spiegelnormale einer Correction. Bezeichnen & und æ’ die 
Winkel der optischen Axen der beiden Ablesungsfernröhre mit der Horizontal- 
ebene, und y und y’ die Winkel der vom Spiegel des Bifilarmagnetometers 
und vom Spiegel der Hülfsnadel zum Nullpunkt der Skale gezogenen Geraden 
mit der Horizontalebene, so ist der Werth der in Skalentheilen beobachteten 
co a 
Ablenkung des Bifilarmagnetometers mit m jdn ee ce = »y er 
zu multipliciren. Es ist 
| cos ' 
cos $ (æ + y) cos 1 (a  — y). 
folglich der used eines Skalentheils, wenn h den Horizontalabstand 
der beide Spiegel verbindenden Verticallinie von der Skale in Skalentheilen 
ausgedrückt bezeichnet, " das Bifilarmagnetometer 
der Hülfsnadel mit 
gi ah cos y 
ib du cos 1 (a + y) cos 1 ( — y)’ 
für die Hülfsnadel : 
— 
— 
EU (e x) 
3. eee Fe Declination und horizontalen 
Intensität in Göttingen 1854. Februar 24. 25. 
Als Beispiel der nach der beschriebenen Methode mit 3 een 
ausgeführten Variationsbeobachtungen der horizontalen Elemente des Erd- 
magnelismus, nämlich der Declination und der horizontalen Intensität sollen 
die im Februartermin 1854 gemachten Beobachtungen benutzt werden, 
die sich durch Schwankungen von ungewöhnlicher Grösse auszeichnen. 
Es sind an diesem Termine die Beobachtungen an allen 3 Magnetometern 
vollständig von 5 zu 5 Minuten immer gleichzeitig von 3 Beobachtern gemacht 
