34 



Alfred Fleisch: 



fortlaufend zu registrieren. Insbesondere stellen diese Versuche grosse 

 Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Stromuhr, die geeignet 

 sein muss, sehr rasche Variationen des Durchflussvolumens ohne Ver- 

 zögerung zu registrieren. Für diese besonderen Verhältnisse kon- 

 struierte ich auf Anregung von Herrn Professor Hess ein einfaches 

 Modell einer Stromuhr, welche auf folgendem Prinzip aufgebaut ist: 

 Von der direkten Messung der Durchströmungsmenge wie bei der 

 Ludwig'schen oder der Hürthle 'sehen Stromuhr wird Umgang ge- 

 nommen und das Durchflussvolumen indirekt aus der Druckdifferenz 

 bestimmt, welche die Flüssigkeit beim Strömen durch ein starres 

 Rohr von gegebenen Dimensionen erleidet. Nach der Poiseuille 'sehen 

 Forme] ist das Durchflussvolumen direkt proportional der Druck- 

 differenz, vorausgesetzt, dass der Querschnitt und die Länge der 

 ^ , n Bahn imcl die Viskosi- 



tät konstant bleiben. 

 Über die Gültigkeit 

 der Poiseuille 'sehen 

 Formel kann nach 

 den Berechnungen 

 von W. R. Hess ^) 

 kein Zweifel sein, da 



das durchströmte 

 Rohr nur einen Durch- 

 messer von 1,5 mm 

 hat und somit bei der 

 in Frage kommenden 

 S t r ö m u ngs geschwin - 

 digkeit die für die Gültigkeit der Poiseuille 'sehen Formel not- 

 wendige Bedingung der gleitenden Strömung aufweist. 



Dieses Stromuhrmodell sei zum Verständnis der erhaltenen Kurven 

 kurz beschrieben (Abb. 2). Die Druckdifferenz der strömenden Flüssig- 

 keit wird von dem aus Messing hergestellten, innen vollkommen glatten 

 Stromuhrrohr Sir H von 12 cm Länge und 1,5 mm Lichtweite ab- 

 genommen. Die fortlaufende Registrierung der Druckdifferenz geschieht 

 durch eine Druckdifferentialkapsel DK mit einer feinen Gummimem- 

 bran M als Scheidewand. Die eine Seite der Differentialkapsel steht 

 in Verbindung mit dem Anfang, die andere Seite mit dem Ende des 

 Strom ulirvohres SU R. Die Ausscliläge der Gummimerabran, die ledig- 

 lich durch die Druckdifferenz zwischen Anfang und Ende des Rohres 

 bedingt sind, werden durch einen Lichtstrahl registriert, der von einem 

 kleinen, auf die Membran gekitteten Spiegelchen reflektiert und im 



1) W. ß. Hess, Viskosität des Blutes und Herzarbeit. Vierteljahrs- 

 schrift der naturforschenden Gesellschaft Zürich 1906. 



04/ 



Abb. 2. 



