DerEinfluss rhythm. Druckschwankungen a. d. Widerstandsverliältn. usw. 35 



Frank 'sehen Photokymographion photographiert wird. Vom Ende 

 des Stromuhrrohres Str R zweigt eine Leitung ab zu einem optischen 

 Manometer OM. Das optische Manometer, die Leitung zur Differential- 

 kapsel DK und diese selbst werden luftfrei mit Wasser gefüllt. Scämt- 

 liche Leitungen sind aus starrem Material und möglichst kurz und 

 weit gehalten. Schlauchverbindungen sind nach Möglichkeit vermieden, 

 und wo sie vorkommen, sind die starren Röhren direkt aneinander- 

 geschoben und ein dickwandiger Schlauch darübergezogen. 



Bei raschen Druckschwankungen finden in dem kreisförmig ge- 

 schlossenen System der Differentialkapsel DK mit den beiden Zu- 

 leitungsröhren und dem Stromuhrrohr StrR Eigenschwingungen statt 

 um die Ruhelage der gespannten Gummimembran M (siehe Versuche 1 

 bis 4). Um diese Schwingungen zu dämpfen, ist in dem einen Zu- 

 leitungsrohre zur Differentialkapsel eine Dämpfung D angebracht in 

 Form eines kleinen Schwammes. Ein T-Rohr, durch welches der 

 Schwamm beliebig weit in die Zuleitung vorgeschoben werden kann, 

 ermöglicht die Dämpfung nach Bedarf zu variieren. 



Die Empfindlichkeit der Stromuhr kann variiert werden durch 

 verschiedene Dicke und Spannung der Gummimembran M. Bei der 

 für die folgenden Versuche angewandten Kombination von Stromuhr- 

 rohr, Querschnitt, Dicke und Spannung der Membran beträgt der 

 Ausschlag bei 80 cm Kymographionabstand im allgemeinen 1 cm für 

 ein minutliches Durchflussvolumen von 5—6 ccm Ringer-Lösung. 

 Bei den Versuchen mit künstlicher Durchströmung der überlebenden 

 Kaninchenniere ist die Empfindlichkeit des Apparates durch Ver- 

 wendung einer dünneren Gummimembran auf das Dreifache gesteigert. 



Prüfung der Apparatur. 



Die Leistungsfähigkeit der Stromuhr ergibt sich aus der Funktions- 

 prüfung in den Versuchen 1 — 4. Um möglichst einfache, übersicht- 

 liche Verhältnisse zu haben, wird anstatt des überlebenden Or'ganes 

 eine Glaskapillare an die Stromuhr angeschlossen und durchströmt. 

 Diese funktionellen Prüfungen müssen vor allem auf zwei mögliche 

 Störungen gerichtet sein: nämlich auf die Eigenschmngungen der 

 Stromuhr und auf eine allfällige zu grosse Trägheit derselben. 



Für diese Prüfung wählen wir am zweckmässigsten einen Ver- 

 such, der an die Leistungsfähigkeit der Stromuhr die grössten An- 

 forderungen stellt, also raschester Druckwechsel, wie er durch Drehen 

 des Hahnes /7 (Abb. 1) erzeugt wird. In den Versuchen 1—4 zeich- 

 net die obere Kurve den Druck , die untere das Stromvolumen. 

 Ein Ausschlag nach oben entspricht einer Zunahme des Druckes 

 bzw. der Stromstärke. Sämtliche Kurven sind auf die Hälfte re- 

 duziert. 



