Der Einf luss rhythm. Druckschwankungen a. d. Widerstandsverhältn. usw. 37 



gedämpft, Eigenschwingungen der Stromuhr sind nicht mehr vorhanden, 

 dafür tritt eine starke Trägheit der Stromuhr auf, die Stromuhr ist über- 

 dämpft. 



Aus den angeführten Versuchen 1—4 geht einmal die Notwendig- 

 keit der Dämpfung der Stromuhr hervor. Wie Versuch 3 (Abb. 5) 

 zeigt, gibt es aber einen Grad der Dämpfung, bei dem die 

 Eigenschwingungen der Stromuhr beinahe vollständig ver- 

 schwinden, aber trotzdem keine merkliche Verzögerung 

 des Stromuhrausschlages auftritt. Da es uns in den folgenden 

 Versuchen vor allem darauf ankommt, ein solches ,, Nachschleppen" 

 des Stromuhrausschlages mit Sicherheit zu vermeiden, so wurde in 

 allen Versuchen der Dämpfungsgrad vorher ausprobiert und so ge- 

 w^ählt wie in Versuch 3 (Abb. 5) oder eher etwas geringer. Bei; der 

 Interpretation der späteren Versuche haben wir also immer die Sicher- 

 heit, dass eine Überdämpfung nicht vorhanden ist. Aber je sicherer 

 ein solches ,, Nachschleppen" ausgeschlossen' werden kann, um so 

 grösser wird der andere Fehler der registrierten Stromuhrkurven 

 infolge Eigenschwingungen. Bei dem in allen Versuchen angewandten 

 mittleren Dämpfungsgrad haben wir bei sehr raschen Druckvariationen 

 — aber nur bei diesen — mit der Existenz von nennenswerten 

 Eigenschwingungen zu rechnen rmd bei der Interpretation der re- 

 gistrierten Kurven zu berücksichtigen. Diese Eigenschmngungen 

 äussern sich in Form von einzelnen Zacken, die näher erörtert werden 

 müssen. 



In Versuch 2 (Abb. 4) tritt bei der raschen Druckerhöhung in der 

 Volumkurve, wie die Kurve des Durchflussvolumens kurzerhand 

 bezeichnet sei, eine Zacke nach oben auf. Diese Zacke, die ich als 

 positive Volumzacke bezeichne, ist bei schwacher Dämpfung stark 

 und wird mit zunehmender Dämpfung geringer, wie in Versuch 3 

 (Abb. 5), um bei starker Dämpfung (Abb. 6) ganz zu verschwinden. 

 Desgleichen tritt bei raschem Druckabfall eine Zacke nach unten auf, 

 die wie die positive Volumzacke durch Schleuderung bedingt und 

 vom Dämpfungsgrad abhängig ist. In allen Versuchen mit Durch- 

 strömung eines starren Widerstandes ist die negative Schleuderzacke 

 grösser als die positive, eine Folge davon, dass der Geschwindigkeits- 

 wechsel als Eigenschwingungen auslösendes Moment beim Abstellen 

 grösser ist als beim Öffnen. Dieses Resultat ist im Auge zu behalten, 

 da bei Durchströmung von dehnbaren Widerstandssystemen wesent- 

 liche Abweichungen auftreten. 



Auch die Druckkurve weist, wie die Versuche 1—4 zeigen, eine 

 negative Zacke auf, die sich an den bei Hahnschluss erfolgenden raschen 

 Druckabfall anschliesst. Diese negative Druckzacke ist so zu 

 erklären, dass bei raschem Hahnschluss sich die Flüssigkeit in dem 

 Stromuhrrohr und der daran angeschlossenen Widerstandskapillare in 



