38 • Alfred Fleisch: 



Bewegung befindet, und infolge der kinetischen Energie die Tendenz 

 hat, weiter zu f Hessen. Dadurch kann der Druck im Stromuhrrohr 

 und somit im Manometer einen Moment lang unter Null sinken, bis 

 die kinetische Energie der Flüssigkeit Null geworden ist. Dieser 

 plötzliche Druckabfall beim Hahnschluss mit der nega- 

 tiven Druckzacke ist eine wesentliche Erscheinung für die 

 Durchströmung eines starren Widerstandes, und es wird 

 später gezeigt werden, wie aus der Form des Druckabfalles auf die 

 Dehnbarkeit der Widerstanclsbahn geschlossen werden kann. 



Die Prüfung der Stromuhr hat deren Fähigkeit ergeben, 

 bei geeigneter Dämpfung sehr rasche Schwankungen des 

 Durchflussvolumens getreu zu registrieren. Die durch die 

 Funktion der Apparatur bedingten Fehler in den registrierten Kurven 

 (positive und negative Volumzacke) sind bekannt und können bei 

 der Interpretierung der Kurven eliminiert werden. 



Von grundlegender Bedeutung für die Brauchbarkeit der Differential- 

 stromuhr ist die Frage nach der Proportionalität der Ausschläge. Diese 

 wurde experimentell geprüft, indem für steigende Stromvolumina der 

 Ausschlag am Kymographion gemessen und das Strom volumen in 

 einem Messzylinder aufgefangen wurde. Die Zeit, während welcher 

 das Strom Volumen in den Messzylinder floss, wurde mit der Stoppuhr 

 genau kontrolliert und betrug jeweils eine Minute. Die beobachtete 

 Fehlergrenze für die Stromuhr sowie für das Ablesen des Ausschlages 

 und der durchgeflossenen Flüssigkeitsmenge beträgt bis zu einem 

 Ausschlag von 5 cm am Kymographion bei einem Durchflussvolumen 

 von 0—30 ccm pro Minute i 0,3 ccm pro Minute. Die Ausschläge 

 der Differentialstromuhr gehen also innerhalb des in Be- 

 tracht kommenden Bereiches der Ausschläge proportional 

 mit dem tatsächlich gemessenen StromvoKimen. Ebenso 

 sind die Ausschläge des optischen Manometers propor- 

 tional dem angewandten Druck. 



Die Widerstandsveränderungen des Gefässsystems bei Druck- 

 variationen innerhalb 2—8 Sekunden. 



In meiner letzten Arbeit wurde die Abhängigkeit des Widerstandes 

 von sehr langsamen, im Verlauf von mehreren Minuten erfolgenden 

 Druck Variationen festgelegt. Dabei wurde die relative Grösse des 

 Widerstandes indirekt aus der Beziehung von Durchfluss volumen und 

 Druck bestimmt. Jene Untersuchungen ergaben, dass bei künstlicher 

 Durchströmung frischer überlebender Organe ein im Verhauf von 

 Minuten langsam ansteigender Druck ein Durchfluss volumen ergibt, 

 das rascher zunimmt, als der Proportionalität entsprechen würde. 



