Die lokale vasomotorisclie Keaktion der Haut und der inneren Organe. 5 



Material zusammen, doch kam es für die systematische Bearbeitung 

 darauf an, einzelne Fälle unter möglichster Variation dej Bedingungen 

 zu untersuchen und die Wirkungen verschiedener Reize miteinander 

 zu vergleichen. So verwendete ich als mechanischen Reiz nicht nur 

 das Streichen, wie es in den Kliniken als Bestreichen mit dem 

 Fingernagel, dem Plessimeter oder irgendeinem Gegenstand mit ab- 

 gerundeter Spitze üblich ist, sondern auch das sanfte Streichen und 

 wiederholte Stricheln, ferner das Reiben, Drücken, Quetschen, 

 Stechen, Sticheln und leichte Ritzen. Ausser den mechanischen 

 Reizen wurden thermische, elektrische und chemische Reize an- 

 gewandt, d. h. lokale und allgemeine Abkühlung und Erwärmung, 

 lokale Faradisierung und Galvanisierung, Anbringung verschiedener 

 hautreizender Flüssigkeiten auf die Haut, gelegentlich auch Injektionen. 

 Latenzzeit und Dauer der Reaktion wurden gemessen. Da sich die Not- 

 wendigßeit quantitativ abstufbarer mechanischer Reize herausstellte, 

 liess ich einen einfachen, leicht zu handhabenden Apparat anfertigen, der 

 nach dem Prinzip einer Federwage oder eines Ästhesiometers gebaut ist 

 und einen messbaren und variierbaren Druck auszuüben gestattet. 

 Druckapparat. Der Druckapparat, der durch E. Zimmermann 

 (Leipzig-Gohlis) und Mechaniker Bartels (Göttiugen) hergestellt 

 wurde, wird durch nachstehendes Schema in natürlicher Grösse 

 veranschaulicht. In der zj^lindrischen, am unteren Ende verjüngten 

 Metallhülse H steckt ein konisches Druckstück D, das ihre untere 

 Öffnung verschliesst und in welches Ansatzstücke von verschiedener 

 (Stift-, Scheiben- oder Spaten-) Form und Druckfläche eingeschraubt 

 werden können. In die Hülse wird eine Drahtspirale Sj) gesteckt 

 und die obere Öffnung durch das hineingeschobene und mittels 

 der Klemme Kl befestigte Kopfstück K verschlossen, das der 

 Spiralfeder als Widerlager dient. Die Hülse trägt an einer Seite 

 einen Schlitz S, in dem der am Druckstück befestigte Zeiger Z 

 entlang der Skala Sh gleiten kann. Die Stellung des Zeigers gibt 

 dann die Druckstärke an, die sich ausser durch verschiedenes 

 Zusammenpressen der Feder von unten her noch durch verschieden 

 tiefes Hineinschieben des Kopfstückes oder durch Auswechseln der Spi- 

 rale variieren lässt. Bei gleichbleibender Federspannung ist ferner der 

 Druck pro Flächeneinheit, auf den es wesentlich ankommt, umgekehrt 

 proportional der Grösse der Druckfläche. Das Instrument ist auf einer 

 einfachen Wage zu eichen, indem das Gewicht festgestellt wird, das 

 einer bestimmten Spannung das Gleichgewicht hält. 



