Ein Apparat zur Durchströmung der Leber. 3 
nahezu keine Wartung erfordert. Bevor ich indes auf seine nähere 
Darstellung eingehe, sei es mir gestattet, einige Worte über die bisher 
vorliegenden Konstruktionen zu sagen. 
Wir besitzen heute eine Menge von Apparaten zur Durchst- "ömung 
der Leber, die vornehmlich dem Studium chemischer Vorgänge ge- 
dient haben. Ihre große Anzahl ist aber nicht allein auf den oben an- 
gegebenen Bedarf zurückzuführen. Schon die Tatsache, daß eine Reihe 
von Vorrichtungen für dasselbe Organ aufgekommen ist, beweist, daß 
keine ausnahmslos befriedigt. 
Man kann keinen Überblick über die zur Durchströmung der Leber 
hergestellten Apparate werfen, ohne hierbei auch auf die für andere 
Organe gebauten die Sprache zu bringen. Die Vorrichtungen zur Über- 
lebenderhaltung des Herzens sollen hier nur soweit Berücksichtigung _ 
finden, als es unbedingt notwendig ist. 
Die Durchströmungsapparate haben natürlich im Laufe der Zeit 
durchgreifende Veränderungen und Erweiterungen erfahren, die mit 
der Entdeckung neuer physiologischer Tatsachen, mit der Zunahme 
unserer Erkenntnis von der Tätigkeit der Organe durchaus im Zu- 
sammenhang stehen. Ihre historische Entwicklung äußeıt sich 
am besten in der Verwendung der verschiedensten Vorrichtungen zur 
Erzeugung des Druckes, der zur Durchleitung der Nährlösung durch 
das Organ erforderlich ist. Diese haben mit dem Aufkommen neuer, 
der Allgemeinheit dienender Einrichtungen eine wesentliche Verände- 
rung erfahren. Die ersten Experimentatoren!) ?), auf diesem Gebiete, 
die genauere Daten über die von ihnen verwendete Apparatur nieder- 
selest haben, benutzten dazu den Druck von Quecksilber, das mit der 
Durchströmungsflüssigkeit in Berührung kam, eine Methode, die für 
die Erhaltung des Organs sicher von Nachteil war. Bernstein?) be- 
diente sich zu diesem Zwecke noch 1877. einfach einer Flüssigkeits- 
säule von Blut, obzwar Mosso®) bereits 1874 als erster durch Benutzung 
einer großen Mariotteschen Flasche auf die Wichtigkeit eines 
konstanten Druckes aufmerksam gemacht hatte. Schmiedeberg und 
Bunge?°) arbeiteten mit der Wasserleitung als Druckerzeuger, die an 
ein Gasometer angeschlossen wurde, das durch ein Rohr mit dem Blut- 
reservoir in Verbindung stand. Mit einer ähnlichen Vorrichtung ex- 
1) Bidder, Beiträge zur Lehre von der Funktion der Niere. Dissert., Dorpat 
1862. 
2) Schmidt, Alex., Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig. 
1869, S. 99. 
3) Bernstein, J., Versuche zur Innervation der Blutgefäße. Archiv f. d. ges. 
Physiol. 15, 575. 1877. 
*) Mosso, A., Arbeiten aus der physiol. Anstalt zu Leipzig 1874, S. 56. 
5) Bunge und Schmiedeberg, Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmakol. 6, 
233. 1877. 
1* 
