8 E. v. Skramlik: 
Passieren des Organs durch ihre eigene Schwere in den Hauptbehälter 
zurückgelangt. 
Die ganze Durchströmungsvorrichtung besteht danach (siehe Über- 
sichtsbild 1) aus der Betriebsvorrichtung für den Kreislauf, die 
sich aus einem Elektromotor und der Spritze zusammensetzt, und dem 
in einem Thermostaten untergebrachten, herausnehmbaren Glas- 
apparat. 
Die Rotationen des Elektromotors, der durch einen Lampenwider- 
stand im Magneten und einen verschieblichen im Anker au: eine geringe, 
beliebig veränderliche Umdrehungszahl eingestellt ist, werden auf ein ° 
Reduziervorgelege übertragen. Auf dessen Hauptachse sitzt die Ex- 
zenterscheibe, welche durch eine Kolbenstange mit dem Stempel einer 
Rekordspritze von etwa 15 cem Inhalt verbunden ist. Die Kolbenstange 
kann zur Erzielung eines wechselnden Hubes der Spritze zwischen 
2 und 8 ccm auf verschiedenen Stellen des Radius der Exzenterscheibe 
befestigt werden. Die Fassung der Spritze ist eine sehr sichere, was 
für ihre Erhaltung sowie den ruhigen Gang eines Versuches von größter 
Wichtigkeit ist. Sie ruht in einem aus Eisen gefertigten Lager, das 
aus zwei gehöhlten, innen ausgepolsterten Anteilen von Halbzylinder- 
form besteht. Der untere ist mit dem Metallfuß fest verbunden, der 
obere abnehmbar. Beide werden mittels Schrauben fest aneinander 
gepreßt. Dieses Futter kann man mit einer Holzeinlage zur Aufnahme 
kleinerer Lierscher Spritzen versehen. Diese sind ganz aus Metall 
gefertigt und haben einen Inhalt von I cem. 
Die Spritze arbeitet zur Verminderung der Reibung zwischen Metall- 
stempel und Glas- oder Metallwand ständig unter Paraffinöl. 
Ihre Wirkung auf die Flüssigkeit im Apparate wird durch Luftüber- 
tragung vermittelt. Es gelangt also niemals Nährlösung in die Spritze. 
Bei dieser Anordnung ist ihre Lebensdauer nahezu eine ganz unbe- 
grenzte, und man braucht sich, was besonders angenehm ist, auch nicht 
mehr viel um ihre Instandhaltung zu kümmern. Bei mehr als 20 Ver- 
suchen wurde immer dieselbe Spritze benutzt und niemals nachge- 
sehen. Das bedeutet eine Inanspruchnahme durch mehr als 200 000 Stöße 
und doch war bei ihrem Auseinandernehmen das Paraffinöl vom ab- 
geriebenen Metall des Stempels nur wenig geschwärzt. Die Spritze 
selbst war natürlich absolut dicht, wovon man sich durch Eindrücken 
des Kolbens bei zugehaltener Öffnung überzeugen kann, der nach 
aufgehobenem Druck wieder in seine Ausgangsstellung zurückkehrt. 
Der Thermostat selbst (s. Abb. 2) ist ein Holzschrank, der innen 
mit Asbestpapier ausgeschlagen ist und zwischen diesem und der Brett- 
wand eine weitere Isolierschicht aus Kork besitzt. Er ist durch zwei 
Türen verschließbar; die innere ist ein Doppelfenster im Holzrahmen, 
die äußere ist massiv aus Holz gefertigt. Man kann also ständig 
