Ein Apparat zur Durchströmung der Leber. y 
_ die Vorgänge im Kasten kontrollieren, ohne daß er dabei geöffnet zu 
werden braucht. Die Heizung erfolgt durch drei elektrische Lampen, 
von denen zwei durch Hintereinander- oder Parallelschaltung auf 
schwach oder stark gestellt werden können. Die dritte dient zur Auf- 
rechterhaltung der Temperatur und wird zu diesem Zwecke mit Hilfe 
eines Quecksilberregulators und eines Relais, die mit Akkumulatoren- 
v 7 2 R ER ET | 
1 
1 
' 
Abb. 2. Durchströmungsapparat im Thermostaten. Legende: /, 2, 3 Heizlampen, 3 kann mit 
Hilfe des Relais H bei Änderungen in der Temperatur von 42° C, die durch den Thermo- 
regulator 5 innegehalten wird, ein- und ausgeschaltet werden, £ Lichtlampe. 
strom betrieben werden, automatisch ein- und ausgeschaltet. Die 
Regulierung der Temperatur geht auf diese Weise mit großer Präzision 
vor sich. Solange der Kasten geschlossen gehalten wird, pendelt seine 
Innentemperätur, gemessen an einem eigenen Thermometer, bei der 
hier vorgenommenen Regulatoreinstellung zwischen 40!/, und 42°C, 
während die der Durchströmungsflüssigkeit sich auf 39° C hält und 
nur um + 0,2° schwankt. Wird der Kasten, etwa zur Herausnahme 
von Proben oder zum Wechsel der Nährlösung geöffnet, dann sind 
