10 E. v. Skramlik: 
die Temperaturschwankungen natürlich beträchtlichere. Sie können 
aber bei raschem Arbeiten sehr geringfügig gemacht werden. Die An- 
bringung des Regulators in unmittelbarer Nähe der Tür gewährleistet 
bei deren Öffnen überdies ein sofortiges Anbrennen der Heizlampe. 
Immerhin sind dabei Senkungen der Temperatur der kreisenden Flüssig- 
keit um 1° nicht oder nur schwer zu vermeiden. Beim Wechsel der 
Abb. 3. Durchströmungsapparat aus dem Thermostaten herausgenommen. Legende: ZI Brett 
mit Asbestunterlage und Blechtasse, II Stativ, 7/7 Manometer, « Hauptgefäß, b Thermometer, 
€ T-stück mit Ventilen 1 und 2, .d Vorschaltgefäß, e Windkessel, f Capillare, g Korkplatte, h oberes 
Gefäß mit Glasventil 3, © Rückflußrohr mit T-Stück % zur Entnahme von Proben, gegebenenfalls 
zum Einleiten von Sauerstoff, 2 Gefäß zum Einlassen von Flüssigkeiten. 
Nährlösung empfiehlt es sich, darauf Bedacht zu nehmen, indem man 
die einzubringende Flüssigkeit vorher auf 40° C erwärmt. & 
Eine eigene Lampe sorgt für Beleuchtung des Apparates im Innern. 
Diese kann gegebenenfalls auch für Heizzwecke herangezogen werden. 
Auf dem Boden des Kastens steht ein mit Wasser gefülltes Gefäß zur 
Aufrechterhaltung eines entsprechenden Feuchtigkeitsgehaltes der Luft. 
Der eigentliche Apparat (s. Abb. 3) besteht nur aus einigen Glas- 
gegenständen, die durch Gummischläuche miteinander verbunden sind. 
