Ein Apparat zur Durchströmung der Leber. 15 
erwähnte Wert ist er nicht zu veranschlagen; denn es darf nicht ver- 
gessen werden, daß das Blut in der Vena portae noch den Widerstand 
eines Capillarsystems zu passieren hat. Direkte Bestimmungen dieser 
Konstanten stoßen bei so kleinen Tieren wie Meerschweinchen auf große 
technische Hindernisse. Man kann diesen aber dadurch aus dem Wege 
gehen, daß man durch Versuche diejenigen Strömungsverhältnisse er- 
mittelt, unter denen das Organ die natürliche Form möglichst getreu 
bewahrt. Eröffnet man bei einem Meerschweinchen unter sorgfältiger 
Vermeidung aller Blutverluste das Abdomen, dann fühlt sich die Leber 
bei Betasten ganz weich an; die einzelnen Lappen liegen lose und 
können bequem umgeschlagen werden. Es ist an ihnen nicht die Spur 
irgendeiner Spannung wahrzunehmen. Verhält sich das Organ im 
_ künstlichen Kreislauf ähnlich, dann kann man mit gutem Grunde 
annehmen, daß es unter Zirkulationsbedingungen steht, die den nor- 
malen sehr nahekommen. Ein doppelter Kreislauf, etwa in dem Sinne, 
daß die Leber von der Arteria hepatica propria aus pulsatorisch und 
von der Vena portae aus konstant durchströmt wird, ist natürlich 
nur sehr schwierig einzurichten. Das würde eine doppelte Apparatur 
erfordern, ganz abgesehen davon, daß die Einbindung einer Kanüle 
in die Leberarterie sehr umständlich ist. 
Für die Höhe des Druckes, unter dem die Leber bei dieser Anord- 
nung durchströmt wird, sind drei Faktoren maßgebend. Das pro Puls 
durchgetriebene Flüssig- 
keitsvolumen, die Größe MommRg 
der Flüssigkeitssäule, die a2 
bei der gewählten Lage- 80 
rung auf dem Organ lastet 70 
und durch die Distanz vom 60 
Ablauf aus dem oberen Ge- 50 
fäß bis zur Tischplatte (in 40 
der Regel 8cm) bestimmt 30 
ist, endlich der Widerstand 20 
im Capillarsystem der Vena PN 
portae. Sicher aber muß 5 
vor allem der von der 
Spritze beim Stoß erzeugte I — a N IT 
hohe Druck ı modifiziert Abb. 5. Druckregistrierung mit Hilfe eines elastischen 
werden. Dieser ist inter- Manometers. re ee Druck 
mittierend, steigt bei einer 
Tourenzahl von z. B. 60 pro Minute während einer halben Sekunde 
steil an und sinkt wieder auf Null herab (s. Abb. 5). Schaltet man 
das Organ direkt an die Spritze, dann macht es, wie schon er- 
wähnt, die Volumschwankungen mit und erfährt in kürzester Zeit 
