16 E. v. Skramlik: 
ausgedehnte Zerreißungen. Die Umwandlung des intermittierenden 
Druckes in einen solchen, der geringe Schwankungen um eine kon- 
stante Höhenlage vollführt, erfolgt durch die Elastizität der Luft 
im Windkessel und den Widerstand in der Capillare, von denen die 
erstere veränderlich, der letztere konstant ist. Im Prinzipe handelt 
es sich dabei um nichts anderes, als daß der Druck der Spritze in dem 
übrigen System schlecht registriert wird. Nach den von Frank!) 
entwickelten Prinzipien braucht dazu das Verhältnis der Eigenschwin- 
gungsdauer der im System befindlichen Flüssigkeit zu der erregenden 
(d.i. in diesem Falle der Periode der Spritzenstöße) einen Wert anzu- 
nehmen, der größer als 1, aber kleiner als 2 ist. Dann wird auch schon 
die Amplitude?) der resultierenden Schwingung auf etwa 1/, der er- 
regenden herabgesetzt und es tritt eine Phasenverschiebung ein, 
welche die Herbeiführung einer nahezu konstanten Strömung be- 
wirkt. Ist die Dauer der erregenden Schwingung gleich einer halben 
Sekunde, dann genügt eine Schwingungsdauer des Systems gleich etwa 
3/, Sekunden, um die gewünschten Strömungsverhältnisse herbeizu- 
führen. Die Berechnung erfolgt nach der Gleichung 
2 /M 
M 
A — >=] E’ 
worin M die wirksame Masse des Systems, #’ den Volumelastizitäts- 
koeffizienten bedeuten. Berechnet man nach diesen Angaben die 
Schwingungsdauer des Systems (ohne Organ), dann erhält man bei 
völliger Inanspruchnahme des Fassungsraumes des Windkessels eine 
solche von 1,04”, bei zu 1/, mit Flüssigkeit gefülltem Windkessel 0,74”. 
Wie-sehr Elastizität und Capillarwiderstand die Druckverhältnisse 
im Apparat zu modifizieren vermögen, geht aus folgenden Bemerkungen 
hervor. Während bei seinem Leergang (ohne Einschaltung des Organs) 
unter Förderung von 2 ccm pro Sekunde der Spritzendruck 103 mm Hg 
beträgt (Ablesung an dem angeschalteten Quecksilbermanometer), wird 
er bei beanspruchtem Windkessel (#’ = 15 500) schon auf 88 mm er- 
niedrigt und sinkt bei Vorhandensein der Capillare auf etwa 20 mm 
herab. In ähnlichem Maße ändern sich auch die Amplituden der auf- 
tretenden Druckschwankungen, so daß wir durch Modifikation des 
Spritzendruckes auf die eben angegebene Weise zu mechanischen Ver- 
hältnissen gelangen, die für die Leber zweckmäßig sind. Anders ge- 
stalten sich natürlich die Dinge, wenn das Organ in den Kreislauf 
eingeschlossen wird. Es kommt dann zu der wirksamen Masse der 
!) Frank, O., Prinzipien der graphischen Registrierung. Zeitschr. f. Biol. 53, 
429. 1909. 
?2) Broemser, Ph., Zur Theorie der registrierenden Apparate. Zeitschr. f. 
Biol. 5%, 81. 1911. 
