Ein Apparat zur Durchströmung der Leber. 1W; 
Flüssigkeit im Glassystem noch die im portalen Verteilungsgebiet, zu 
der Elastizität des Windkessels noch die des Organs hinzu, die natürlich 
beide nicht bestimmbar sind. Hier müssen Experimente die Ent- 
scheidung herbeiführen. An dieser Stelle muß hervorgehoben werden, 
daß die im folgenden angeführten Werte sich auf die Leber von Meer- 
schweinchen beziehen; für die Leber von Kaninchen gilt im all- 
gemeinen das gleiche, meistens ist der Durchströmungsdruck noch 
geringer. 
Durchblutet man das Organ bei einem Puls von 44 pro Minute 
und 1,8 ccm Sekundenvolumen unter den oben angeführten mechani- 
schen Verhältnissen des Apparates (Elastizität des mit Luft vollge- 
füllten Windkessels, Capillare), dann wird es dabei prall gefüllt und 
läßt an seiner Oberfläche Flüssigkeit austreten. Der konstante Durch- 
strömungsdruck, der natürlich bei verschiedenen Lebern variiert, be- 
trägt dann meist 40 mm Quecksilber, die Oszillationen + mm, so daß 
das Organ unter einem Druck von 36—44 mm Hg durchströmt wird. 
Leitet man unter sonst gleichen Bedingungen 0,5 cem pro Sekunde 
durch, dann ist der Druck natürlich wesentlich niedriger, aber 
auch in dem Fall ist das Organ prall gefüllt. Ursache der prallen Füllung 
der Leber ist, das lehren die Versuche mit Durchleitung verschiedener 
Sekundenvolumina, die auf dem Organ lastende Flüssigkeitssäule von 
durchschnittlich 8cm Höhe. Führt man durch Verschluß des oberen 
Gefäßes (s. Abb. 3) und Unterbrechung des Kreislaufes an dem den 
Bückfluß besorgenden Rohr ; in Tischhöhe eine Entlastung herbei, 
indem man dem Druck von 8 cm eine äquivalente Saugung entgegen- 
setzt, dann nimmt das Organ sofort seine normale Form an. Die aus- 
gedehnten Leberlappen, die erheblich gespannt waren, werden wieder 
schlaff und zeigen sich auf Betasten weich. 
Man braucht sich aber mit der alleinigen Äquilibrierung nicht zu 
begnügen, sondern kann auch eine wirkliche Saugung einwirken 
lassen. Das geschieht, indem man das Rückflußrohr z nicht in Tisch- 
höhe unterbricht, sondern, wie dies auch aus der Abb. 3 hervorgeht, 
einfach eine direkte Verbindung mit dem Hauptgefäß herstellt. Die 
Einschaltung des oberen Gefäßes erweist sich dabei von großer Wichtig- 
keit, weil sonst beim Eintritt der Saugung die Vena cava inferior zu- 
sammengepreßt und verschlossen würde. 
Schließt man das System auf die oben angeführte Weise und setzt 
den Kreislauf in Gang, dann stellt sich der konstante Druck (s. Tabelle 1) 
meist auf 17mm Hg ein, die Schwankungen betragen nun +2 mm 
(s. Abbildung 6). Durch den Verschluß des oberen Gefäßes wird nicht 
nur die auf der Leber lastende Flüssigkeitssäule von 8mm Hg äquilibriert, 
es kommt nun noch eine Saugung von 19mm Hg (Druckdifferenz 
vom Präparat-Tisch bis zum Stand der Flüssigkeitim Hauptgefäß = 19cm 
Pflügers Archiv f. d. ges, Physiol. Bd. 180. 9) 
