Die graphische Aufzeichnung der Herztöne nach neuer Methode. 37 
zu einer wirklich praktischen Methode zu kommen, ist unter solchen 
Umständen dann geboten, wenn auf möglichst vielen Wegen die Lösung 
des Problems gesucht wird, wobei dann die verschiedenen möglichen 
Anordnungen in freie Konkurrenz treten. Brauchbarkeit der Resultate 
und die mehr oder minder große Einfachheit, diese zu beschaffen, wer- 
den der einen oder andern Methode dann den endgültigen Erfolg sichern. 
Für die Verständlichkeit der folgenden Ausführungen sind einige 
vorbereitende Notizen allgemeiner. Natur von Nutzen. 
Durch die Herzaktion wird die Brustwand in eu ol Ver- 
setzt. Einem Teil dieser Erschütterung kommt, auf die Luft übertragen, 
die Qualität einer hörbaren Schallerscheinung zu, die wir als sog. 
Herztöne vernehmen. Diesen Teil graphisch zu fassen, ist unser Ziel. 
Dabei müssen wir von vornherein mit der Möglichkeit rechnen, daß es 
uns evtl. nicht gelingt, die gesamte Schallenergie zur Sichtbarkeit 
zu bringen, daß uns anderseits vielleicht aber auch andere Schwingungen 
als diejenigen, welche den hörbaren Ton ausmachen, in der Registrierung 
mitlaufen. Über diesen Punkt werden wir später noch zu sprechen 
haben. 
Besehreibung der neuen Apparatur. 
Im Mittelpunkt der gesamten Apparatur steht die Einrichtung, 
welche die Schallwellen der Luft in eine optisch faßbare Erscheinung 
transformiert. Daran gliedern sich einerseits die Hilfsmittel, welche 
die sichtbar gemachten Schwingungen zur Aufzeichnung bringen — 
das Photokymographion —, gliedern sich anderseits die Teilapparate, 
welche die Schallabnahme von der Thoraxwand und die Zuleitung bis 
zum Ort der Transformation besorgen, der Receptor und der Schall- 
leiter. 
Die Membran. 
In Anlehnung an die Verhältnisse der physiologischen Schallper- 
zeption wird die Schallenergie durch eine dem Trommelfell ähnliche 
Membran der Luft entnommen. Die spezielle Ausgestaltung der Mem- 
bran wie Größe, Form, Wahl des Materiales, Dieke usw. wird dadurch 
in eine bestimmte Richtung gezwungen, daß zwei Hauptbedingungen 
zu erfüllen sind: 
Die Membran soll möglichst leicht ansprechen, d. h. die 
Schwelle für.deren Erregung soll möglichst niedrig sein ; denn wir brauchen 
einen hochempfindlichen Apparat, da die Herztöne im allgemeinen 
Schallerscheinungen von relativ sehr geringer Intensität sind. 
Die Membran soll ferner in der Luft bestehenden Schwingungen 
möglichst getreu folgen. Der Erfüllung dieser Forderung droht 
insbesondere die Gefahr der Resonanz. Membranen besitzen, wenn nicht 
ganz bestimmte Bedingungen vorliegen, einen gewissen Eigenton. Dieser 
