40 W.R. Hess: 
sich relativ geringe Gegenkräfte entwickeln, wenn dieDruckschwankungen 
der Luft die Membran aus der Gleichgewichtslage herausdrängen, d. h. 
in Bewegung versetzen. Sehr wertvoll ist auch der Umstand, daß Gummi 
eine hohe Hysteresis besitzt. Der mit dem Wechsel des Dehnunss- 
zustandes im Schwingen der Membran verbundene Energieverbrauch ist 
uns entsprechend dem oben Ausgeführten als Dämpfung willkommen. — 
Gerhartz kam zwar zufolge seiner Erfahrung dazu, Gummi als Mem- 
branmaterial als das schlechteste zu verwerten (l. c. S. 3). Die Gründe 
gibt er nicht näher an. Tatsache ist, daß uns das Material wie unsere 
Kurven zeigen, vorzügliche Dienste geleistet hat. Ich möchte aus 
diesem Widerspruch keinen anderen Schluß ziehen, als daß er 
zeigt, daß man sich bei den zu überwindenden technischen Schwierig- 
keiten von einer erneuten Behandlung des Problems nicht abhalten 
lassen darf. 
In der Beschaffung der Gummimembran blieb bei der Zartheit, 
wie wir sie brauchen, keine andere Wahl, als die der Selbstverfertigung. 
Mit etwas Übung ist es nicht schwierig, mit einem kurz in eine Lösung 
von Paragummi und Benzol eingetauchten Glasrohr von ca. 15 mm Licht- 
weite ein seifenblasenähnliches Gebilde zu erzeugen, welches man durch 
Anhauchen glücklich über die Gefahr des Zerplatzens hinwegbringt. 
So bleibt nach Verdunsten des Benzoles eine äußerst zarte Gummimem- 
bran, welche so dünn werden kann, daß sie Interferenzfarben zeigt. 
Schlechte Membranen können auch nach dem Trocknen platzen, 
gute bleiben für einige Wochen bestehen, sofern sie vor direkter 
Berührung und vor Wärme geschützt sind. Nach vollständigem Ab- 
dunsten des Lösungsmittels überträgt man die Membran auf einen spe- 
ziellen Membranträger, wie er aus Abb. 1 ersichtlich (M T). Der Durch- 
messer desselben beträgt 5mm, so daß ein relativ kleines Stück der 
Rohmembran genügt, die Öffnung des definitiven Membranträgers 
zu überspannen. Man sucht sich hierfür die bei der Prüfung der Roh- 
membran im Reflexlichte am glattesten erscheinende Partie. 
Solch zartesten Gummimembranen kommt meistens nur eine sehr 
kurze Lebensdauer zu, nach Tagen bis einigen Wochen zählend. Als 
sehr wirksames Mittel, sie sehr bedeutend zu erhöhen, ohne die Em- 
pfindlichkeit merklich zu beeinträchtigen, hat sich die Verbindung des 
Gummihäutchens mit dem feinen engmaschigen Spinngewebe (von 
Tegenaria) erwiesen. Schon das Gewebe allein läßt sich als Membran 
zu Herztonregistrierungen verwenden, wie damit gemachte Versuche 
gezeigt haben. Naturgemäß kommen aber die Druckschwankungen, 
welche der Membran zugeleitet werden, nur zum Teil zur Ausnützung, 
da sie sich durch die Maschen des Gewebes ausgleichen können. Die 
Dichtung des Maschensystemes durch die beschriebenen Gummihäut- 
chen, vereinigt die Empfindlichkeit des einfachen Gummihäutchens mit 
