Die graphische Aufzeichnung der Herztöne nach neuer Methode. 41 
der relativ hohen Resistenz des Spinngewebes, dessen zarte Fäden sich 
mit dem Häutchen beim Auftragen sofort fest verkleben. 
Wie bereits erwähnt, befindet sich dieMembran auf einem entsprechend 
Abb. 1 gebildeten Membranträger; dieser findet seinen Platz in einer 
Hülse, an welcher der Stift (St) angebracht ist. Durch Drehen der 
Spannschraube SS .läßt sich der Stift in der Richtung seiner Achse ver- 
schieben, so daß er nach Wunsch mehr oder weniger über die Membran- 
fläche hinausragt. Auf dem Stifte befindet sich ein kleines Korkklötz- 
chen aufgesetzt, welches mit einer dünnen, gegen den Membranmiittel- 
punkt gerichteten Nadel den Fadenträger #T ausmacht. Dieser letztere 
dient einem Platinfaden PF von 0,005 mm Durchmesser mit 5—7 mm 
Abb. 1. Die Bestandteile der Registriervorrichtung: Membranträger M T mit verstellbarem 
Stift St, auf welchem der Fadenträger FT aufgesteckt ist. Der Stift ist durch Spannschraube SS 
verschiebbar. An den Membranträger angeschlossen: der Leitungsschlauch Z S als Verbindung 
zum Receptor. Auf der Membran sitzt die Fußplatte FP des schwingenden Fadens F. 
Optischer Teil: Lichtquelle Z, Kondensor X, Projektionsmikroskop M. Alle Bestandteile sitzen 
auf nicht eingezeichneter prismatischer Führungsschiene. !/, nat. Gr. 
Länge als punctum fixum. Das andere Ende eben dieses Fadens steht 
durch ein Zwischenstück mit der Membran in Verbindung. Dieses 
Zwischenstück hat die Aufgabe, das bewegliche Ende des Platinfadens 
auf der Membranmitte zu verankern. Für diesen Zweck konnte ich 
nichts Besseres finden, als das Pfeilerchen, welches beim Löwenzahn- 
samen den Haarschirm mit den Samenkörnchen verbindet. Dieser 
letztere gibt nach Zurückschneiden der Haare in der aus der Abbildung 
ersichtlichen Weise eine gute Fußplatte FP. Das Pfeilerchen selbst 
ist auf I—2 mm gekürzt. Die Form der aus den proximalen Teilen der 
Flughaare bestehenden Fußplatte ist nicht kreisrund, sondern ein spitz 
auslaufendes Oval. Die in die Membran eingesetzte Fußplatte erhält 
dadurch eine Führung, daß ihre Spitze bis zum Rande des Membran- 
trägers hinausreicht. Es soll dadurch die Ausbildung einer um den 
