Die graphische Aufzeichnung der Herztöne nach neuer Methode. 43 
Interesse einer allgemeinen Verwendungsmöglichkeit habe ich das Ziel 
verfolgt, mich vor: einer Bogenlampe als Lichtquelle zu emanzipieren 
und an Stelle deren eine Beleuchtungsart zu setzen, welche direkten 
Anschluß an die gewöhnliche Lichtleitung oder kleine Akkumulatoren 
. ermöglicht. Für eine prinzipielle Lösung des Problemes ist dies neben- 
sächlich, für die Verwendung der Methode für klinische Zwecke da- 
gegen sehr wesentlich. Die Forderung hat darin ihre Verwirklichung 
gefunden, daß durch einen Aplanatkondensator X vom Leuchtfaden LF 
. einer 50kerzigen Nitralampe ein stark verkleinertes Bildchen in der 
Schwingungsebene des Fadens entworfen wird, bzw. in kurzer Distanz 
vor demselben. Das Mikroskop M projiziert dieses Bildchen mitsamt 
dem Membranfaden, der aus dem Glühfadenbild eine Unterbrechung 
ausspart, die entsprechend der Bewegung des erstern im leuchtenden 
Bild auf und ab wandert. Da die Ebene des verkleinerten Glühfaden- 
bildehens und des Registrierfadens nicht vollständig koinzidieren, 
präsentiert sich die Leuchtspirale als ziemlich homogen erleuchtetes 
Längsband. In der beschriebenen Weise wird das von der Lichtquelle 
gelieferte Bild sehr viel besser ausgenützt, als bei einer Bogenlampe, 
so daß auch die kleineren Lichtintensitäten für die Registrierungen 
vollauf genügen. Die beschriebene optische Einrichtung ist auf einer 
Führungsschiene mit prismatischem Querschnitt montiert; sie wird 
ergänzt durch ein Photo-Kympographion, welches der Bedingung 
Genüge zu leisten hat, den Film mit 5—10 cm Sekundengeschwindigkeit 
hinter dem Schlitz, durch welchen die Beleuchtung erfolgt, vorbeizu- 
führen. Wir selbst benützen den Frankschen Apparat, dem wir 
einen Chronographen nach Jaquet beigeben, der mit seiner Feder in 
direktem Schattenbild 1/, Sekunde notiert. Als sehr zweckentsprechend 
erwies sich eine Filmgeschwindigkeit von 7 cm. Die Schwingungen er- 
scheinen dabei im Bilde nicht sehr gedrängt; anderseits fällt der Film- 
verbrauch nicht allzu groß aus. 
Receptor und Schalleitungsapparat. 
Als einen dritten Hauptbestandteil der Apparatur haben wir noch 
die Einrichtung kennen zu lernen, welche die Schallwellen der Membran 
zuleitet. 
Die Vorrichtungen, welche diese Aufgaben erledigen, sind in ihrer 
speziellen Ausgestaltung nicht nebensächlich; denn auf dem Wege 
von der Brustwand bis zur Membran können sich Fehler und Störungen 
einschleichen, z. B. infolge von fremden Erschütterungen, welche den 
Zuleitungsapparat treffen. Diese teilen sich der Luft im Leitungsrohr 
mit, welche ihrerseits die Membran in Bewegung versetzt. Wir ver- 
meiden Erschütterungen nach Möglichkeit dadurch, daß alle Teile des 
Registrierungsapparates, soweit angängig, auf solider Unterlage, die von 
