44 W.R. Hess: 
einem schweren Stativ getragen ist, festgeschraubt sind. Es ist wohl zu 
beachten, wieviel subtiler die Behandlung der Registrierungsappa- 
ratur in dieser Beziehung ist als die direkte Auscultation der Herztöne. 
Der Unterschied in der Störungsmöglichkeit ist dadurch bedingt, daß 
unser Ohr nur anspricht, wenn die Schwingungen eine höhere Frequenz . 
als ca. 20 aufweisen. Alle Schwingungen, welchen eine niederere Fre- 
quenz zukommt, fallen für die Perzeption durch das Ohr-außer Betracht. 
Sie stören das akustische Bild nicht. Die registrierende Membran reagiert, 
wie wir noch hören werden, auch bei langsameren Schwingungen, und | 
zwar sehr empfindlich. Diese in einer Hinsicht sehr erwünschte Über- 
legenheit muß durch die größere Subtilität erkauft werden. 
Zum Zuleitungssystem gehört noch der sog. Receptor, d. i. eine 
flache Metallschale, welche in ihrem Grund eine Durchbohrung trägt. 
Die Form des Receptors R ist auf 
Abb. 2 ersichtlich. Form,. Material 
und Befestigung sind so gewählt, daß 
ein Mitschwingen in toto möglichst 
verhindert wird. Die Form der Re- 
y. ceptorschale ist flach, um den ge-: 
samten Luftraum im System mög- 
lichst klein werden zu lassen. Das 
Zustandekommen hoher Amplituden 
der durch die Brustwandschwingun- 
gen hervorgerufenen Druckschwan- 
kungen wird dadurch begünstigt. 
Außerdem sind bei einer niederen 
5% Luftkammer Störungen durch deren 
Abb. 2. Bestandteile Zur Tonabnahme: Re- Besonanz praktisch bedeutungslos. 
ceptor R, d. i. eine exzentrisch angebohrte E y 
Hohlschale mit schräger Frontfläche. Sie ist Gerhartz empfiehlt die Verwen- 
Inder yr da Telnet. lung eines Receptors von Paraboloid- 
träger führt. Eine seitliche Abzweigungnimmt form. Er ist dabei im Irrtum ver- 
das auswechsebare Yortistick Put Der fangen, daß unter den obwaltenden 
welches auch die Registrierbestandteile trägt. Verhältnissen die normalen Re- 
1/, nat. Gr. a © 
flexionsgesetze in Frage kom- 
men. Dem ist nicht so. Durch Helmholtz und Mach wissen wir, 
daß die Bedingungen für deren Gültigkeit nicht mehr erfüllt sind, 
wenn die reflektierte Fläche kleiner als die halbe Wellenlänge ist. 
Für die Herzschallwellen, deren Länge nach Metern mißt, hat die 
Paraboloidform für einen Schalltrichter von der Klein- 
heit eines Herztonreceptors deshalb vollständig illusori- 
schen Wert. 
In bezug auf den Durchmesser des Receptors ist der Umstand maß- 
gebend, daß die Intensität der auf dieMembran wirkenden Druckschwan- 
