Die graphische Aufzeichnung der Herztöne nach neuer Methode. 45 
kung um so größer ist, je größer die Fläche, die der Receptor auf der 
Brustwand überdeckt. Dem Verlangen, der Membran möglichst viel 
Energie zuzuführen, ist jedoch eine Grenze gesetzt, da der Receptor 
in seiner ganzen Zirkumferenz der Brustwand anliegen muß, was in- 
folge der Wölbung derselben, gelegentlich auch wegen der durch die 
Rippen bedingten Unebenheiten, um so schwerer zu erreichen ist, je 
größer die überdeckte Fläche ist. Diese nicht allzu groß zu wählen, 
ist schließlich auch deshalb geboten, weil bei kleinen Receptoren eine 
schärfere Differenzierung nach den verschiedenen Auscultationsstellen 
möglich ist. Zweckentsprechend hat sich mir ein Öffnungsdurchmesser 
von 26mm erwiesen, bei einer größten Kammertiefe von2mm am äußeren 
Rand und 6 mm in der Mitte. 
Oben ist erwähnt worden, daß der Receptor eine Durchbohrung auf- 
weist. Sie ist dazu da, den Anschluß an das Leitungsrohr L zu geben; 
man stellt ihn her durch einfaches Aufstecken. Die Verbindung ist 
derart, daß der Receptor um die Rohrachse gedreht werden kann. Weil 
die Durchbohrung exzentrisch ist und schief auf der Öffnungsebene 
steht, kann durch Drehung die Frontfläche des Receptors in verschiedene 
Ebenen gebracht werden, eine Möglichkeit, welche das Erreichen eines 
guten Schlusses des an der Brustwand anliegenden Receptors sehr er- 
leichert. 
Noch ist eine Besonderheit des Leitungssystemes zu erwähnen! 
Die Bewegungen der Brustwand, welche sich der Luft der Receptor- 
kammer mitteilen, sind sehr kompliziert. Den langsamen und unregel- 
mäßigen Vorwölbungen und Einziehungen, wie sie durch Form und 
Lageveränderung des Herzens im Verlaufe einer ganzen Aktionsperiode 
bedingt sind, sind Vibrationen beigemischt, welche zum Teil den Charak- 
ter srobkörniger Erschütterungen tragen, zum Teil so regelmäßig und 
frequent sind, daß sie zu einer hörbaren Schallerscheinung führen. 
Wie in bezug auf die Frequenz, besteht auch eine außerordentliche 
Mannigfaltigkeit in der Amplitude, und zwar in dem Sinne, daß im all- 
gemeinen die Ausschläge um so größer sind, je geringer die Frequenz, 
Alle die genannten Bewegungen der Brustwand führen zu einer Inhalts- 
veränderung der Receptorkammer, deren eine Begrenzungsfläche die 
Brustwand bildet. Wäre die Receptorkammer vollständig von der 
Außenluft abgeschlossen, so würden die Inhaltsveränderungen genau 
entsprechende Druckschwankungen im Innern zur Folge haben. Die 
Druckschwankungen teilen sich dem Leitungssystem mit und geben 
den Anlaß für die Bewegung an der Membran. Bei der Herzschall- 
registrierung wünschen wirnunnichtalle diese Vibrationen 
in derKurvezur Aufzeichnungzu bringen. Ihre Durchmischung 
schafft so komplizierte Verhältnisse, daß eine Analyse der geschriebenen 
Kurve auf größte Schwierigkeiten trifft. Was wir erstreben, ist eine 
