Die graphische Aufzeichnung der Herztöne nach neuer Methode. 47 
den das 13,5cm lange Zuleitungsrohr der Fortleitung des Druckes 
bietet, zweckmäßig ausgenützt. Längere Zeit hatte ich das Ventilrohr 
vom Receptor selbst abgehen lassen, so daß überhaupt keine gemein- 
schaftliche Strecke von Schallzuleitung zur Membran und zur Ventil- 
öffnung bestand. Unbequemlichkeiten in der Handhabung des Recep- 
tors haben mich veranlaßt, die Abzweigung von der äußersten Peripherie 
etwas abzurücken. 
Das ‚offene System“ findet seine Vervollständigung in einer Vor- 
richtung, welche die Wirkung des Ventiles variieren läßt. Wir erreichen 
dies dadurch, daß wir über einen Satz verschieden langer Ventilansätze 
verfügen, alle von gleichem Querschnitt. Ist die Herzaktion von aus- 
giebigen Ausschlägen mit Kardiogrammcharakter begleitet, so ist ein 
sehr wirksames Ventil nötig. Das Aufsetzen eines kurzen Ventilrohres 
erfüllt diese Bedingung. Bei schwachen Herztönen läßt ein solches aber 
allzuviel von der Energie für die Membranin Verlust geraten. Unter 
diesen Umständen ist ein dem Ausgleich größere Widerstände dar- 
bietendes langes Ventilrohr am Platze, indem es bessere Tonkurven 
erreichen läßt. Selbstverständlich erhält die Aufzeichnung eine Notiz 
beigefügt, aus welcher wir die Nummer des verwendeten Ventilrohres 
erkennen, so daß trotz Veränderlichkeit des Ventils eine quantitative 
Beziehung zwischen Kardiophonogramm und absoluter Intensität der 
Tonerscheinung aufrechterhalten bleibt. 
Die Prüfung des Apparates!). 
Zur exakten Deutung der mit der beschriebenen Apparatur aufge- 
zeichneten Kurven ist es notwendig, daß wir sie einer Prüfung unter- 
werfen. So bedürfen wir der Orientierung über die Empfindlichkeit 
und zwar differenzierend nach den verschiedenen Tonhöhen. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ein absolutes energetisches Maß des Schwellen- 
wertes zu erhalten, als die Relation zur Empfindlichkeit des Ohres her- 
zustellen, entsprechend dem Zweck der Registrierung, die Beziehung 
zwischen dem optischen und akustischen Herztonbild herzustellen. 
Die Anordnung dieser Kontrollversuche war derart, daß ein ange- 
schlagener Stimmgabelton gleichzeitig mit der Registrierung von einer 
Versuchsperson auseultiert werden konnte. — Dicht neben das vom 
Receptor entblößte Zuleitungsrohr war zu diesem Zweck ein zweites 
Rohr von gleicher Lichtweite festgeschraubt. Dieses mündet in einen 
kurzen Schlauch, welcher am andern Ende ein Ansatzstück zum Ein- 
führen ins auscultierende Ohr trägt. Die Versuchsperson verstopft 
sich beim Experiment das eine Ohr mit nasser Watte. In das andere 
Ohr ist der Hörschlauchansatz eingeführt. Bei dieser Situation wurde 
1!) Herstellung durch E. Angst, Mechaniker, Zürich, Rämistr. 69. 
