Viscosimeter mit Temperaturregulierung. 
Von 
W.R. Hess. 
(Aus dem Physiologischen Institut der Universität Zürich.) 
Mit 1 Textabbildung. 
(Eingegangen am 1. November 1919.) 
Die relativ großen Schwankungen, denen die Viscosität des Blutes 
unter physiologischen Verhältnissen unterworfen ist, und die Störungen, 
welche bei der Blutentziehung eine gewisse Fehlerbreite ergeben, hatten 
mich bei der Konstruktion des von mir angegebenen Blutviscosi- 
meters seinerzeit veranlaßt, von einer Vorrichtung zur Einstellung 
auf eine gewünschte Versuchstemperatur Umgang zu nehmen. Es 
wurde dadurch nicht nur eine größere Kompliziertheit der Apparatur 
vermieden, sondern auch eine Gestaltung ermöglicht, welche, in ihrer 
Weise, wieder der Genauigkeit dient. Denn es können bei Wegfall der 
Wärmevorrichtung die Reservoirröhren, aus welchen das Blut in die 
Reibungscapillaren übertritt, auswechselbar gemacht werden. Dadurch 
ist peinliche Reinheit — eine Grundbedingung der korrekten Blut- 
viscosimetrie — am besten gewährleistet, indem man die gebrauchten 
Ansatzröhrchen wegwerfen und aus dem Vorrat durch neue ersetzen 
kann. Für das Arbeiten bei von 20° stark abweichenden Versuchs- 
temperaturen gilt dabei die Regel, durch die bekannte Temperatur- 
konstante (ca. 1% pro 1°) zu korrigieren. — Diese Überlegungen werden 
auch weiterhin in der Blutviscosimetrie ihre Geltung haben, insbesondere 
beim Arbeiten auf dem Krankensaal mit dem hierfür speziell ausge- 
bildeten kleinen Modell meines Viscosimeters. 
Die Praxis der Viscosimetrie hat seither eine ganze Reihe von 
theoretischen und praktischen Fragen in den Vordergrund gerückt, 
welche das Interesse an einem Apparat mit gesteigerter Genauigkeit 
wach werden ließen, wobei selbst etwas von der Einfachheit der Hand- 
habung geopfert werden dürfte. Untersuchungen an kolloidalen Lö- 
sungen im Zusammenhang mit physikalisch-chemischen Fragen drängen 
z.B. auf einen Ausbau der Methodik in der genannten Richtung. Ich 
denke unter anderem an die Heranziehung der Viscosimetrie zur Ver- 
folgung von Fermentprozessen. Die Erweiterung der klinischen Vis- 
