62 R W.R. Hess: 
cosimetrie auf Untersuchung des Plasmas und des Serums, wie dies 
z.B. durch W. Frei!), W.Scheitlin2), Trumpp?3), Determann‘), 
Weber) und seither besonders durch die systematischen Arbeiten 
Nägelis®) und seiner Schüler wertvolle Ausbeute gebracht hat, stellen 
ebenfalls hohe Anforderungen an die Genauigkeit des Apparates. 
Vorzüglich gilt dies für die eingeführte glückliche Kombination der 
Serumrefraktometrie und Viscosimetrie. 
Diesen Forderungen ist um so leichter nachzukommen, als alle 
diese Untersuchungen, nicht wie die Viscosimetrie des unveränderten 
Blutes, ans Krankenbett verwiesen sind, sondern im Laboratorium 
durchgeführt werden können. So sei der nachstehend beschriebene 
Apparat als „großes Modell‘ gedacht, das sich vom ‚kleinen Modell“ 
durch die Vorrichtung zur Einstellung einer bestimmten Versuchs- 
temperatur unterscheidet, daneben durch eine weitere und feiner 
differenzierende Skalenteilung und im allgemeinen etwas größere Dimen- 
sionen. In bezug auf das zur Anwendung gebrachte Prinzip stimmen 
dagegen beide Modelle vollständig überein. Es ist gekennzeichnet durch 
zwei Capillaren, an deren Enden zwei Röhrchen von größerer Licht- 
weite angeschlossen sind, von denen die der einen Seite graduierte 
Röhrchen sind und die der andern Seite zur Aufnahme einer Vergleichs- 
flüssigkeit und der auf ihren Viscositätswert zu untersuchenden Flüssig- 
keit dienen. | 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich doch darauf hinweisen, daß im 
Determannschen Viscosimeter, so wie er heute fabriziert wird, nicht 
wohl etwas anderes als eine einfache Kopie der wesentlichen 
Anordnung meines eigenen Viscosimeters erblickt werden 
kann. Es ist eben diejenige Anordnung, welche die direkte Ablesung 
des gesuchten Viscositätswertes an Stelle der früher nicht zu umgehenden 
Rechnung setzt. Nach der Beschreibung des Determannschen 
Apparates in Zuntz und Loewy, Lehrbuch für Physiologie (1913) 
zu schließen, scheint diese Tatsache zu wenig bekannt zu sein. Im 
übrigen messe ich ihr nur nebensächliche Bedeutung zu, da der Deter- 
mannsche Apparat wegen eines prinzipiellen Fehlers sicher aus dem 
klinischen Inventar verschwinden wird, wenn er durch seine falschen 
1) W. Frei, On the Viscosity of Blood. The Transvaal Medical Journal, 
April 1908. £ 
?2) W. Scheitlin, Vergleichende Untersuchungen über Blutviscosität. 
Diss. Zürich 1909. 
3) I. Trumpp, Viscosimetrische Studien. Jahrb. f. Kinderheilk. %3, 1911. 
*) Determann, Viscosität und Eiweißgehalt des Blutes usw. Med. Klinik 
1909, Nr. 24. 
5) H. Weber, Die Viscosität des Blutes und Blutserums im Höhenklima. 
Zeitschr. f. Biologie %0, 211. 1919. 
6) Nägeli, Blutkrankheiten und Blutdiagnostik, 3. Aufl. 
