Viseosimeter mit Temperaturregulierung. 63 
Resultate noch eine Anzahl Forscher um ihre Arbeit getäuscht haben 
wird!). 
Beschreibung des Apparates. 
In der speziellen Ausführung des ‚„Laboratoriumsmodelles‘“?) hielt 
ich mich im wesentlichen an das Modell, mit welchem ich seinerzeit 
v 
Abb. 1 Viscosimeter mit Temperaturregulierung. Das Skelett des Viscosimeters: Meßcapillaren 
und angeschlossene Vorrichtung zur Erzeugung der Druckdifferenz, sind durch Schraffur hervor- 
gehoben. /, nat. Gr. 
die Untersuchungen über die Abhängigkeit der Blutviscosität von der 
Untersuchungstemperatur durchführte?). 
In Abb.1 erkennen wir dieselben wesentlichen Bestandteile der 
Apparatur wie beim klinischen Modell. Abweichend von ihr ist die 
1) Vgl. W. R. Hess, Gehorcht das Blut dem allgemeinen Strömungsgesetz 
der Flüssigkeiten. Archiv f. d. ges. Physiol. 162%, 187. 1915. — E. Rothlin, 
Über die Methodik der Viscositätsbestimmung bei organischen Kolloiden. Biochem. 
Zeitschr. 98, 34. 1919. 
2) Zu beziehen bei der Firma E. F. Büchi, optische Werksättte Bern. Preis 80 Frk. 
®) Die Bestimmung der Viscosität des Blutes. Münch. med. Wochenschr. 1907, 
H.45. Kapitel „Versuchstemperatur.‘“ 
