64 W.R. Hess: 
feste Verbindung des Reservoirröhrchens R, mit der Capillare X,, durch 
welche das Blut bei der Messung fließt. M, ist die Meßpipette, in welcher 
die durch die ‚‚Blutcapillare“ geflossene Blutmenge gemessen wird. R,,K, 
und M, bezeichnen das Reservoirröhrchen, die Reibungscapillaren und 
das Meßröhrchen, welche vereinigt zur Feststellung des Durchfluß- 
volumens von destilliertem Wasser dienen, das mit dem unter den gleichen 
Bedingungen erzielten Blutdurchflußvolumen verglichen wird!). 
Der Hahn H wird gebraucht zur Fixierung des Wassermeniscus 
nach seiner Einstellung auf den Nullpunkt; der Schlauch mit Ballon Gb 
und Ventilstück V dienen zur Erzeugung der Saugkraft, welche mit 
gleicher Intensität und in gleicher Zeit einerseits das Blut, 
andererseits das als Standardflüssigkeit dienende Wasser durch die 
Reibungscapillaren befördert. 
Der Ansatz EA dient zur Entleerung von Flüssigkeit, welche all- 
fällig in das Querrohr, welches beide Capillarsysteme verbindet, ge- 
langt. Die Entleerung geschieht durch Abhebung der Gummikappe 
und Erzeugen von Überdruck durch den Ballon. 
Die Capillaren, aus welchen der Apparat zusammengesetzt ist, 
durchlaufen, wie Abb. 1 zeigt, ein an beiden Enden abgedichtetes 
weites Glasrohr, den sog. Wassermantel (WM), welcher im Versuch 
mit Wasser von der gewünschten Temperatur gefüllt wird. Der Trichter 
dient dabei als Einguß, das Ausflußrohr AR als Überlauf, wenn der 
Wassermantel gefüllt ist. Zur Erleichterung eines Konstanthaltens 
der Innentemperatur ist der Wassermantel von einer durch ein zweites 
Glasrohr LM abgeschlossenen Lufthülle umschlossen. Das Ganze liest 
auf einem Holzlager. Das Stativ für Trichter und Ausflußrohr ergänzt 
die Vorrichtung zur Einstellung der gewünschten Versuchstemperatur. 
Die Apparatur wird vervollständigt durch Einzelbestandteile, wie ein 
kleines Gebläse zur Trocknung der Capillaren und Glaspipettchen zur 
Heranbringung der Versuchsflüssigkeit und des destillierten Wassers 
an die capillaren Öffnungen. Die genannten Ergänzungsteile können 
mit dem Apparat im selben Etui untergebracht werden. 
Besonderer Erwähnung bedarf die Skala. Der Höchstwert der 
Skala ist 6. Es fallen somit alle Werte des Blutes von Normalen und 
Anämischen in deren Bereich. Für die viel selteneren übernormalen 
Viscositätswerte ist man auf den Bestimmungsmodus verwiesen, daß 
man mit dem halben Blutvolumen arbeitet, d.h. nur bis zum Punkt !/, 
der Blutskala ansaugt und die erhaltenen Werte verdoppelt. Der da- 
durch erreichbare Höchstwert von 12 wird auch bei extremen Be- 
1) Genaue Beschreibung und mathematische Behandlung siehe W.R. Hess, 
Viscosität des Blutes und Herzarbeit (Kap. II), in Vierteljahrsschrift der Züricher 
Naturforschenden Gesellschaft 1906; ferner: Ein neuer Apparat zur Beeuimmung 
der Viscosität des Blutes. Münch. med. Wochenschr. 1907, H. 32. 
