Viscosimeter mit Temperaturregulierung. 65 
funden kaum überschritten werden. Die im bisherigen klinischen 
Modell zur Ausführung gebrachte Skala geht bis auf 8. Die Reduktion 
auf 6 wurde deshalb vorgenommen, um in Verbindung mit einer etwaigen 
Streckung der Basislänge der Skala eine Verfeinerung der Skalenteilung 
zu ermöglichen. Man hat es in der Hand, die Ablesungsgenauigkeit 
weiterhin noch zu erhöhen, wenn man nämlich mit dem doppelten 
Volumen an Versuchsflüssigkeit arbeitet und dann den abgelesenen 
Wert durch 2 dividiert. Naturgemäß wird dabei die Skala durch 
einen errechneten Höchstwert von 3 nach oben abgegrenzt. Da wir 
dies als oberste Grenze der Viscosität von Plasma und Serum ansehen 
dürfen, kommt die erwähnte Möglichkeit der Verdopplung der Ab- 
lesungsgenauigkeit der ganzen Plasma- und Serumviscosi- 
metrie zugute, wodurch ein: spezielles Serumviscosimeter weiterhin 
überflüssig wird. Die dem Laboratoriumsmodell zugrunde gelegten 
Dimensionen und die gewählte Skalenbreite vereinigen die op- 
timalen Bedingungen zur Bestimmung der Viscosität des 
unveränderten Blutes mit der Möglichkeit einer exakten 
Messung der Serumviscosität. Diese Vereinigung auf einen 
Apparat ist praktisch gegenüber der bisherigen Doppelführung von 
Blut- und Serumviscosimeter zweifellos ein großer Vorteil. Auch für 
die Untersuchung anderer Medien, z. B. von Organokolloiden wird mit 
Vorteil von der Möglichkeit der Verdopplung der Ablesungsgenauig- 
keit Gebrauch gemacht werden, d.h. soweit es dabei nicht zur Über- 
schreitung des Grenzwertes von n — 3 kommt. 
Gang der Untersuchung. 
Die Verwendung der vorstehend skizzieıten Apparatur gestaltet 
sich wie folgt: 
Der Apparat wird am besten derart placiert, daß das Licht seitlich 
von rechts einfällt; es stören so keine Reflexe. Der Hahn muß auf 
der linken Seite sein. Die Schläuche, welche mit dem Innern des Wasser- 
mantels kommunizieren, erhalten einen Glastrichter bzw. das abge- 
bogene Ausflußröhrchen angesteckt. Tıichter wie Abflußrohr kommen 
ans Stativ, wie aus Abb. 1 ersichtlich. Zum Anfüllen des Wassermantels 
gießt man das Wasser mit der gewünschten Versuchstemperatur in 
den Trichter, so lange, bis nach Füllung des Viscosimeters der Über- 
schuß aus dem Abflußröhrchen in eine untergestellte Schale überfließt. 
Im Wassermantel wird eine Luftblase zurückbleiben; sie dient uns 
mit Vorteil als Indicator zur Horizontallagerung des Apparates und 
gestattet auch durch abwechselndes Heben und Senken des einen 
Endes des Apparates ein gutes Durchmischen des Inhaltes. Weicht 
die Temperatur, bei welcher man die Viscositätsbestimmung vornehmen 
will, erheblich von der Temperatur des Untersuchungsraumes ab, so 
Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 180. 5 
