66 W.R. Hess: 
wird sich trotz der schützenden Lufthülle nach einiger Zeit eine Ab- 
kühlung bew. Erwärmung im Viscosimeter bemerkbar machen. Durch 
Zugießen von entsprechend kälterem oder wärmerem Wasser in den 
Trichter und nachfolgendes Mischen durch abwechselndes Heben des 
einen und andern Endes des Apparates wird die Abweichung leicht korri- 
giert. Neben diesem Modus besteht aber auch die Möglichkeit, die Tempe- 
ratur durch Dauerspeisung des Wassermantels aus einem Thermostaten 
konstant zu erhalten. Die sich im Innern des Glasmantels ansetzenden 
Luftbläschen können durch Vorbeistreichenlassen der als Libelle dienen- 
den Luftblase leicht entfernt werden. Willmanihr Auftreten ganz vermei- 
den, so verwendet man zur FüllungdesWassermantels ausgekochteWasser. 
Nach Bedienung der Wärmevorrichtung bringe man mittels einer der 
beigegebenen Pipetten destilliertes Wasser in den dem Untersucher abge- 
kehrten Capillarschenkel. Ein leichtesAnsaugen mittelsdes Ballonswird das 
Übertreten des Wassers aus der Pipette in das Reservoirröhrchen veranlas- 
sen, sofern dessen vorstehende Spitze in die Flüssigkeit der Pipette ein- 
taucht. Die Saugwirkung des Ballons kommt so zustande, daß man ihn zu- 
erst preßt, dann mittels eines Fingers die Öffnung des angeschlossenen 
„Ventilstückes“ verschließt, um hierauf die Pressung wieder loszulassen. 
Der Ballon strebt dabei nach Entfaltung, wodurch er ansaugend wirkt. 
Die Füllung der Reservoirröhrehen muß aus einer einzigen zu- 
sammenhängenden Flüssigkeitssäule (ohne Luftblasen) bestehen. 
Nach Entfernen der Pipette von der Spitze wird das Wasser noch so weit 
eingesogen, daß es anfängt, durch die lange Reibungscapillare hindurch 
in das Meßröhrchen überzutreten. Man unterbricht das Saugen und 
stellt den Hahn quer, sobald der linksseitige Meniscus der Wasser- 
säule den Nullpunkt der Skala, erreicht hat. In analoger Weise wird 
sodann der dem Untersucher zugekehrte Schenkel mit der zu prüfenden 
Flüssigkeit beschickt und der Meniscus auch auf den Nullpunkt der 
zugehörigen Skala eingestellt. Ist dies erreicht, so wird der quer ge- 
stellteHahn wieder geöffnet, so daß das von neuem einsetzende Saugen 
des Ballons sowohl auf die zu untersuchende Flüssigkeit als auch auf 
das als Testflüssigkeit dienende destillierte Wasser wirkt. Man bricht 
ab, wenn die zu untersuchende Flüssigkeit die Markel er- 
reicht hat. Am Stand des Wassermeniscus lesen wir direkt den ge- 
suchten Viscositätswert ab, am Thermometer die für die Untersuchung 
maßgebende Temperatur. Sollte der untersuchten Probe eine höhere 
Viscosität als 6 eigen sein, so begnügen wir uns mit einem Ansaugen 
bis zur Marke !/,. Der an der Wasserskala abgelesene Wert ist dann 
nur die Hälfte des wirklichen. Wir multiplizieren ihn also mit2. Haben 
wir hingegen ein Medium von sehr niedrigem Viscositätswert zur Unter- 
suchung, so lassen wir dessen Meniscus zweckmäßigerweise bis zur 
Marke 2 vorschreiten. Der an der Wasserskala abgelesene Wert muß 
