Viscosimeter mit Temperaturregulierung. 5 67 
durch 2 dividiert werden, um zum gesuchten Wert zu führen. Diese 
Einbeziehung der zweiten Einheitsstrecke der Skala verschafft uns, wie 
oben ausgeführt, eine willkommene Verminderung der Ablesungsfehler. 
Nach vollzogener Ablesung drängen wir den Inhalt beider Meß- 
röhrehen durch Pressung des Ballons wieder zurück. Sehen wir den 
Wassermeniscus auf 0 zurückgekehrt, so stellen wir den Hahn HZ wieder 
quer. Sodann kann die Untersuchungsflüssigkeit durch weiteren Druck 
des Ballons vollständig entleert werden, während das destillierte Wasser 
für weitere Untersuchungen im Apparat zurückbleibt. Der neuen Ver- 
wendung des Apparates muß eine sofortige Reinigung des die zu unter- 
suchende Flüssigkeit aufnehmenden Schenkels vorangehen, wenn es sich 
nicht um eine Doppelbestimmung am gleichen, nicht spontan gerinnenden 
Untersuchungsobjekt handelt. Die Reinigung wird so durchgeführt, 
daß man 2—3 mal nacheinander Ammoniak konz. bis über die Marke 2 
_ einsaugt und wieder entleert, wobei natürlich die gleiche Flüssigkeit 
nur einmal zu verwenden ist. Man wiederholt die Prozedur mit Alkohol 
abs. und mit Äther. Zum Schlusse wird der Schlauch des dem Apparat 
beigegebenen Gebläses über die Spitze des Reservoirröhrchens gestülpt 
und der Äther durch Luftstrom verjagt. Steht eine Wasserstrahlpumpe 
zur Verfügung, so gestaltet sich die Reinigung und Trocknung dadurch 
sehr einfach, daß man den Saugschlauch an den Entleerungsansatz (EA) 
anschließt unter gleichzeitigem Abklemmen des Ballonschlauches. Man 
kann nun direkt hintereinander Ammoniak, Alkohol, Äther und Luft- 
strom durch die Capillaren hindurch passieren und sich nach der Wasser- 
strahlpumpe hin entleeren lassen. 
Für den Fall, daß Serienuntersuchungen an verschiedenen Lösungen 
desselben Stoffes durchgeführt werden, kann man von dem be- 
schriebenen Reinigungsmodus Umgang nehmen. Rascher und ebenso 
zweckdienlich ist hier das dreimalige Vorspülen mit derjenigen Probe, 
welche hernach zur Untersuchung kommen soll. 
Den Schluß der Untersuchung macht die Entleerung des Wasser- 
mantels unter Neigen des Apparates nach links. Ein dauerndes Ver- 
weilen des Wassers im Mantel könnte evtl. die Skala schädigen. Aus 
demselben Grunde sollen Temperaturen über 40—45° nicht zur An- 
wendung kommen. Selbstverständlich darf auch nur ganz reines Wasser 
in den Mantel gelangen, da Verunreinigungen nicht so leicht wieder 
entfernt werden können. 
In allen nicht besonders erwähnten Gebrauchsregeln, deren Be- 
obachtung im Interesse der Vermeidung von Störungen und Fehlern 
ist, besteht volle Übereinstimmung mit den Vorschriften, welche für 
das ‚klinische Modell“ gegeben sind, so daß es genügen möge, wenn 
hier darauf und auf die dem Apparat beigegebene Gebrauchsanweisung 
verwiesen ist. 
5* 
