142 A. Fleisch: 
Die sehr lose gespannte Gummimembran M kommt auf die Arterie A 
zu liegen und wird bei den Querschnittsveränderungen mitbewest, 
wodurch die im Plethysmographen befindliche Luft durch das Metall- 
rohr bewegt wird. Die Lufttransmission geht vom Metallrohr aus 
durch einen diekwandigen Gummischlauch zum Receptor, der einen 
Durchmesser von 5 mm aufweist und mit einer ca. 0,02? mm dicken 
Gummimembran überzogen ist. Auf diese ist für die optische Re- 
gistrierung ein Spiegel von 1,3 mm Durchmesser und 0,1 mm Dicke 
aufgeklebt. 
Für die Druckregistrierung wird, um die Art. femoralis 
vollständigintakt zu lassen, eineKanülein die Art.saphena 
eingeführt und bis zur Abzweigungsstelle von der Art. 
femoralis vorgeschoben. In der Verwendung des optischen Mano- 
meters bin ich von der üblichen Modifikation abgewichen, da sich ein 
Manometer mit vollständig starrer Leitung unhandlich 
erwies und das Einschalten einer einzigen Schlauch- 
verbindung zwischen Kanüle und Manometer wesent- 
dem verwendeten optischen Manometer ist eine 0,5 mm 
dicke Gummimembran direkt über das hintere Ende 
der mit Magnesiumsulfat luftfrei gefüllten Arterien- 
kanüle gebunden. Über das hintere Kanülenende ist 
ferner ein diekwandiger Gummischlauch luftdicht dar- 
übergeschoben. Dieser führt zur Receptorkapsel von 
4 mm Durchmesser, welche ihrerseits mit einer ca. 
0,02 mm dicken Gummimembarn mit aufgeklebtem Spiegelüberzogen ist. 
Die Exkursionen der dicken Gummimembran am Kanülenende 
werden durch Lufttransmission auf die dünne Spiegelmembran des 
Receptors übertragen. Die Schlauchleitung ist wegen des sehr geringen 
Abb. 1. 
Elastizitätsmoduls der Spiegelmembran irrelevant. Dieses Doppel- 
membranmanometer hat sich mir für die Registrierung des Druck- 
ablaufes während weniger Pulsationen als sehr bequem und exakt 
arbeitend erwiesen. Die experimentell bestimmte Schwingungszahl be- 
trägt 64. Wegen der Erwärmung und Ausdehnung der zwischen den 
beiden Membranen eingeschlossenen Luft ist dieses Doppelmembran- 
manometer für länger dauernde Druckregistrierung ungeeignet, ebenso 
ist es unbrauchbar für die Registrierung der absoluten Höhe des Druckes. 
Um eine durch die Apparatur bedingte Phasenverschiebung zu ver- 
meiden, wurde bei den Versuchen darauf geachtet, daß die beiden 
Registrierspiegel genau senkrecht übereinander stehen. Für die ex- 
perimentelle Prüfung auf zeitliche Koinzidenz der Ausschläge wurden 
die Schlauchleitungen der beiden Receptoren durch ein T-Rohr ver- 
bunden und in dem gemeinsamen System rasche Druckerhöhungen und 
liche Fehler im Ablauf der Druckkurve erzeugt. Bei 
ni Du LE sul ai a m a Ei Fr TE eu ne er 
