Die Messung von roten Blutkörperchen mittels der dadurch 

 erzeugten Beugungserscheinungen. 



Von 

 Dr. F. L. Bergansius, 



Konservator am Laboratorium. 



(Aus dem Physiologischen Laboratorium der Universität Leiden.) 



Mit 10 Textabbildungen. 



{Eingegangen am 22. Jidi 1921.) 



In einer Abhandlung von Juni— Juli 1919^) hat A. Pijper eine 

 Methode beschrieben, den mittleren Durchmesser einer sehr großen 

 Anzahl roter Blutkörperchen durch eine einzige Messung und eine einfache 

 , Berechnung zu bestimmen. Der 



dabei benutzte Apparat, der von 

 Pijper in einer Abhandlung vom 

 September 19192) unter dem Namen 

 Diffraktionsmikrometer beschrie- 

 ben wurde und in Abb. 1 schema- 

 tisch dargestellt ist, besteht aus 

 einer sehr kräftigen Bogenlampe L 

 mit Kondensorlinse C von 16 cm 

 Brennweite, die in solcher Weise 

 T aufgestellt sind, daß das aus der 

 Kondensorlinse tretende parallele 

 Licht senkrecht nach unten gewor- 

 fen wird. Dieses parallele Licht- 

 bündel fällt auf eine horizontal 

 gestellte einfache Schicht roter 

 Blutkörperchen, welche man erhält, 

 indem man eine ziemlich verdünnte 

 Blutemulsion zwischen die beiden 

 Spiegelglasj)latten G^ und G^ an- 

 bringt. Die Platten sind an der 

 einen Seite durch ein Deckglas D voneinander getrennt, während sie 

 sich an der anderen Seite berühren. In dem keilförmigen Raum zwischen 



^) Diffraction-Phenomena in films of blood-cells by A. Pijper, The Medical 

 Journal of South Africa, Jime-July 1919. 



2) The Diffraction Micrometer by A. Pijper. S.-A. Medical Record. Septem- 

 ber 1919. 



Abb. 1. Schematische Darstellung des Pijper- 

 schen Diffraktionsmilvrometers. 



